Bestimmung der Inductionscoefficienten von Stahlmagneten. 



13 



Magnetnadel wurde das Instrument benutzt, i welches ich als Theil des zu absoluten Mes- 

 sungen der Horizontal-Intensität eingerichteten magnetometrischen Apparats im eisenfreien 

 Pavillon für absolute Messungen des Observatoriums in Pawlowsk S. IX der Einleitung zu 

 den Annalen des physikalischen Centrai-Observatoriums- von 1884 I. Theil beschrieben habe. 



Der abzulenkende Magnet wird in einen mit Spiegel versehenen Bügel eingelegt, 

 welcher vermittelst eines 1,8 m. langen Coconfadens an einem Torsionskopf aufgehängt ist. 

 Der letztere wird von einem Gestell aus Holz und Glas getragen, das auf der Mitte eines 

 2,5 m. langen Marmortisches ruht und innerhalb dessen noch ein kleineres Gehäuse aus 

 Glas und Holz den Magnet umschliesst. Die Marmorplatte dient zugleich zur Unterstützung 

 der 0,2 m. über ihr auf Messingsäulen mit Rollen ruhenden, von Ost nach "West gerichteten, 

 etwas über 2 m. langen Messingschiene mit Rinne in ihrer Mitte, welche zur Aufnahme der Ab- 

 lenkungsmagnete bestimmt und zu dem Ende an der Kante der Rinne mit einer Theilung 

 versehen ist. Die Theilung auf der Schiene ist mit einer Genauigkeit von ± 0,01 mm. 

 nach dem Normalmeter verificirt und der Mittelstrich auf dem Magnet lässt sich mit einer 

 Sicherheit von ± 0,02 mm. auf die Theilstriche der Schiene mit Hülfe einer Lupe ein- 

 stellen. Von da her ist also die Entfernung Eq der beiden Magnete höchstens mit einem 

 Fehler von d= 0,025 mm. behaftet. Da indessen bei unsern Versuchen der Magnet nicht 

 umgekehrt und nicht auf die andere Seite des suspendirten Magnets gebracht wurde, so 

 fallen hier die weiteren, von einer Abweichung des Magnet-Mittelpunktes — Mitte zwischen 

 den Polen — vom Strich auf demselben, sowie die Abweichung des Mittelpunktes des 

 suspendirten Magnets vom Nullpunkt der Theilung nicht im Resultat heraus und es kann 

 daher der Fehler von in Folge dessen wohl das Zehnfache der obigen Grösse i. e. 

 ± 0,25 mm. betragen haben. Die beiden Innern Enden der Schiene treten nur bis zu 

 0,2 m. an den suspendirten Magnet heran und sind dann durch ein nach unten U-förmig um 

 den Magnet herumgehendes massives Messingstück miteinander zu einem Ganzen verbunden. 

 Dieser mittlere Theil ruht unten vermittelst eingelassener Broncekugeln unmittelbar auf 

 der Marmorplatte auf. Ein in die Rinne einzulegender cylindrischer Maassstab dient nicht 

 bloss zur Vérification der Theilung der Schiene, sondern auch zur Justirung der richtigen 

 Lage des suspendirten Magnets. Die Ablenkungen des letztern werden aus 4 m. Distanz 

 durch Spiegelablesung mit Fernrohr und Glasscale beobachtet und seine Beruhigung erfolgt 

 von da aus vermittelst, in Richtung und Stärke zu variirender electrischer Ströme, die der 

 Beobachter durch eine Spule in der Nähe des Magnets schickt. Die Entfernung D der Glas- 

 scale ist mit Berücksichtigung der Spiegeldicke und Dicke der Verschluss-Glasplatten 

 = 4025,3 Scalentlieile (mm.) gefunden worden, welche Zahl mit einem Fehler von höchstens 

 ± 0,4 mm. oder ± 0,0001 des ganzen Werthes behaftet ist. 



Ueber den westlichen Arm der Schiene ist centrisch mit ihr das Magnetisirungssolenoid 

 geschoben, und zwar besteht dies in einer nach der Neumann'sclien Theorie schon vor 



13) F. Neumann, Vorlesungen über electrisclie Ströme. S. 183 und folg. Leipzig. 1884. 



