Bestimmung der Inductionscoefficienten von Stahlmagneten. 17 



Ablenkungsschiene zu legen und dort auf den Theilstrich einzustellen, worauf die Köllen 

 wieder zusammengeschoben werden. Um indessen während der Messungen jede solche, zu 

 Fehlern Veranlassung gebende Lageveränderung zu vermeiden, wurde ein justirbarer An- 

 schlag auf der Schiene so festgeklemmt, dass der Magnet ihn mit seinem Ende eben berührte, 

 wenn sein Mittelstrich auf den fraglichen Theilstrich der Schiene einstand. Man konnte dann 

 für die zweite Beobachtung nur je den Magnet von aussen auf der Schiene durch die seit- 

 liche Oeffnung ins Innere des Solenoids bis zur Berührung mit dem Anschlag schieben. 



Der Compensationsmagnet wurde in analoger Weise auf der entgegengesetzten Seite 

 auf die Schiene aufgelegt. 



Auf dieser entgegengesetzten Seite des suspendirten Magnets ist auch die Compen- 

 sationsspule aufgestellt; sie besteht aus 10 Windungen eines isolirten Kupferdrahtes auf 

 einer Holzspule von 200 mm. Durchmesser, welche mit ihrer Mittel-Ebene ungefähr 90 mm. 

 vom suspendirten Magnet absteht und vermittelst eines Schlittens auf dem mittleren Ver- 

 bindungsstück der Schienen verschiebbar ist und da nach erfolgter Justirung festgeklemmt 

 werden kann. 



Zur Messung endlich der Stärke der Ströme im Magnetisirungssolenoid wurde die 

 schon erwähnte grosse Tangentenboussole benutzt, welche ich bei der Bestimmung des 

 Werthes der Siemens'schen Widerstands-Einheit benutzt habe und deren Empfindlichkeits- 

 constante Z bereits auf der vorigen Seite nach jenen frühern Messungen mitgetheilt ist. Der 

 Fehler dieses Werthes von К betrug damals nicht mehr als 0,00003 seines Betrags und 

 kann durch kleine zeitliche Veränderungen im Instrument kaum den lOfachen Werth er- 

 reicht haben. Diese Boussole ist nämlich seither unverändert an ihrem damaligen Standorte 

 verblieben, so dass für unsern gegenwärtigen Gebrauch nur eine neue Einstellung der Draht- 

 kreise in den magnetischen Meridian erforderlich war. Auch die Entfernung des Magnet- 

 spiegels von der Glasscale ist sehr nahe die frühere, nämlich: 



Д = 4030,1 Scalentheile. 



Zur Beruhigung des Magnets in der Tangentenboussole diente eine entsprechende Vor- 

 richtung wie beim Unifilar-Magnetometer, welche es dem Beobachter ermöglicht, den Magnet 

 in höchstens einer Minute vollkommen zur Ruhe zu bringen. 



Die Tangentenboussole befindet sich im südlichen Arm des kreuzförmigen Mittelsaales 

 des magnetischen Pavillons, während der magnetometrische Apparat im westlichen Arm des- 

 selben aufgestellt ist. Die Entfernung der beiden Apparate entspricht daher der Diagonale 

 eines Quadrates von 5,05 m. Seite, dessen eine Seite mit dem magnetischen Meridian zu- 

 sammenfällt; sie ist somit gleich 7,14 m. und unter 45° zum magnetischen Meridian orientirt. 

 Bei dieser Entfernung werden in Folge der gegenseitigen Compensation bezüglich des suspen- 

 dirten Magnets die beiden Ablenkungsmagnete und die beiden Solenoide auch am Ort der 

 Tangentenboussole ohne merkliche magnetische Einwirkung bleiben; die gegenseitige Ein- 



Memoires de l'Acad. Imp. des зсіоасѳз, ѴІІшв Se'rie. 3 



I 



