18 



H. Wild, 



Wirkung der suspendirten Magnete im Unifilar-Magnetometer und in der Tangentenboussole 

 wird ferner je als eine constante betrachtet werden können, welche in Folge der geringen 

 Verschiedenheit beider Magnete aus dem Resultat herausgeht, und es bleibt daher nur der 

 Einfluss des in der Tangentenboussole kreisenden Stromes auf den ünifilarmagnet übrig, der 

 indessen ebenfalls im Resultat verschwinden wird, wenn man den Strom bei jeder Messung 

 commutirt und das Mittel der betreffenden Beobachtungen am Unifilar nimmt. 



Als Stromesquelle wurden zuerst ein, später zwei Meidinger'sche Elemente benutzt 

 und die Stärke des Stromes vermittelst eines in den Stromkreis eingeschalteten Siemens'- 

 schen Stöpselrheostaten nach Bedürfniss regulirt. Zwei Commutatoren mit Quecksilber- 

 contacten in der Nähe der Beobachter bei den Fernröhren gestatteten je für sich den Strom 

 in der Tangentenboussole, sowie den im Magnetisirungssolenoid und der Compensationsspule 

 zu wenden. 



Zu erwähnen ist endlich noch eine Contactvorrichtung, welche es dem Beobachter er- 

 möglicht, bei jeder Ablesung sofort ein electrisches Glockeusignal nach dem unterirdischen 

 Pavillon für Variationsbeobachtungen zu geben, wo dann der dejourirende Beobachter gleich- 

 zeitige Ablesungen am Unifilar- und Bifilar-Magnetometer macht. 



3. Die Beobachtungen. Die Hauptbeobachtungen zur Prüfung der Methode wurden mit 

 einem Magnet angestellt, der im Jahre 1884 zu absoluten Intensitätsmessungen nach der 

 aus Ablenkungsbeobaclitungen am Unifilar- und Bifilar-Magnetometer zusammengesetzten 

 Methode gedient hatte, zu der nahe gleichzeitig F. Kohlrausch und ich auf ganz ver- 

 schiedenen Wegen gelangt sind^^). Dieser Magnet ist aus Steyrischem Wolfram-Gussstahl 

 der Gebrüder Böhler & Comp. (Special mit goldener Marke «sehr hart») in der Werkstätte 

 des physikalischen Central- Observatoriums von Herrn Freiberg hergestellt, mit einem 

 grossen Electromagnet durch Einschalten zwischen seine Pole magnetisirt und nach der 

 Methode von Strouhal und Barus durch Kochen permanent gemacht. Derselbe hat eine 

 röhrenförmige Gestalt und zwar eine Länge von 110 mm., einen äussern Durchmesser von 

 14 mm. und einen Innern von 10 mm., ferner ein Gewicht von 60,787 g. und ist an seinem 

 Nordpol mit zwei Punkten markirt. Rings um seine Mitte ist auf der Drehbank ein feiner 

 Strich gezogen; ein ebenda eingeschraubter Messingstift dient zum Anfassen des Magnets. 



Damals schon wurde der Temperaturcoefficient dieses Magnets von Herrn Leyst be- 

 stimmt und gefunden: 



^ = 0,000525 =t 0,000022. 



Neuerdings ist der Magnet wieder zu regelmässigen absoluten Intensitätsmessungen 

 nach der Gauss'schen Methode benutzt worden — wofür eben die Kenntniss seines In- 

 ductionscoefficienten erforderlich war — und dabei sind von Herrn Leyst folgende Werthe 

 für sein magnetisches Moment bei 0° erhalten worden: 



15) Annalen des physikalischen Centrai-Observatoriums für 1884. I. Theil. Einleitung, S. IX und folg. 



