12 



H. Wild, 



den Hauptmagneten nnd dem kleinern Hülfsmagnet ähnliche Form gibt, beide aus demselben 

 Stahl anfertigt, endlich sie in gleicher Weise härtet und magnetisirt, so dass man dann einer 

 nahen Uebereinstimmung der Constanten С bei beiden sicher sein kann. Wäre dieselbe z, B. 

 in dem obigen Beispiel beim grossen Magnet 0,90 und beim kleinen 0,89 gewesen, resp. 

 А — 0,799 geworden, so hätten wir erhalten: 



2. Beschreibung des Bifilar-Theodoliths. 



Wie ich schon S. 70 meiner Anfangs erwähnten Abhandlung im Repertorium für 

 Meteorologie erwähnt habe, liess ich den neuen Theodolithen von Herrn Edelmann so ein- 

 richten, dass derselbe ausser für die neue Methode auch zu Messungen der Horizontal- 

 intensität nach der Gauss'schen Methode und folglich auch zu der aus beiden combinirten 

 Methode benutzt werden könne. Es bedingte dies einige Complicationen am Apparat, welche 

 für die Ausführung bloss der bifilaren Methode nicht nöthig gewesen wären, auf welche ich 

 aber bei der folgenden Beschreibung doch werde Rücksicht zu nehmen haben. 



Von den beiliegenden Zeichnungen in halber natürlicher Grosse stellt Tafel I den 

 Theodolithen in der Anordnung dar, wie er für die Ablenkungsbeobachtungen nach der 

 Gauss'schen Methode dient, Tafel П aber repräsentirt den Theil, welcher an Stelle des 

 centralen Magnetgehäuses mit unifilarer Suspension auf den Theodolithen aufgesetzt ward, 

 wenn die Messungen nach der neuen Bifilar-Methode ausgeführt werden sollen. 



In Tafel I ist А der Dreifuss mit Stellschrauben, welcher dem in Уб° auf Silber ge- 

 theilten Horizontalkreis В und der Büchse für die Vertikalaxe mit derAlhidade С als Träger 

 dient. Die vier Verniere der letztern lassen mit Hülfe der Lupen D je 10" ablesen und 5" noch 

 sehr gut schätzen. Die Klemme Em\(\. die Feinstellung F der Alhidade mit Mikrometerschraube 

 ist ohne Weiteres verständlich. Auf den höhern centralen Theil derAlhidade, der am Rande eine 

 konische Nute eingedreht hat, ist der massive Ring G centrisch genau angepasst und ver- 

 mittelst zweier diametraler, in jene Nute eingreifender konisch zugespitzter Schrauben a 

 nach erfolgter Orientirung daran festzuklemmen. Dieser Ring trägt weiterhin die Lager- 

 stützen HH der Horizontalaxe des Fernrohrs J. An einem zweiten Ringe К springen nämlich 

 nach innen an zwei diametral gegenüberliegenden Punkten Zapfen vor, welche auf den 

 У-förmigen Lagerstellen jener Stützen aufliegen, während in der Senkrechten darauf in 

 Bohrungen des Ringes einerseits das Fernrohr </, anderseits die Röhre L mit dem Gegen- 

 gewicht Ж eingeschraubt sind. Die nach aussen vom Ring verlängerten Zapfen tragen zu- 

 nächst einerseits die Klemme N mit mikrometrischer Feinstellung 0 unten, anderseits den 

 in getheilten Kreissector P und die Lupe welche am fixen Veruier Ь einzelne Minuten 

 ablesen lässt. In die äussersten Enden der durchbohrten Zapfen lassen sich endlich die bei- 



