14 



H. Wild, 



dient als sehr zweckmässig eine allgemeine Beobachtung. An der länglichen Oese v sitzt 

 oben eine aufgeschlitzte konische Schraube in deren fein durchbohrtem Centrum der 

 Suspensionsfaden mit der Mutter x geklemmt wird. Unten an der Oese ist der Cylinder y 

 angelöthet, der am untern Ende eine Bohrung mit Schlitz bei у und gegenüber diesem eine 

 bei а angeschraubte Feder g hat. In die Bohrung lässt sich der passende Stift S des Magnets 

 so einschieben, dass das Stiftchen Ç in den Schlitz у eingreift, und die Fixirung beider ge- 

 schieht dann dadurch, dass in die Kinne e am Stift eine von der Feder s getragene 

 Schraube ß mit ihrer konischen Spitze einfällt. 



In dieser Nebenfigur stellt vv zugleich den kurzen abzulenkenden Magnet für die Be- 

 obachtungen nach der Gauss'schen Methode dar, wobei aus dem Durchschnitt gleich die 

 Spiegelbefestigung in allen Magneten ersichtlich ist. In der Höhlung des Magnets ist nämlich 

 vermittelst eines Schlüssels und des Bajonettschlusses a ein Ring verschiebbar, auf dessen 

 Grundfläche der Planspiegel [x festgeklebt ist. 



Von den Magnetgehäusen aus Glas und Holz sind zwei vorhanden, ein engeres (das in 

 der Figur dargestellte) für die abzulenkenden Magnete, in welches eventuell auch noch eisen- 

 freie Kupferringe zur Dämpfung einzuschieben sind, und ein viel weiteres für die Scliwingungs- 

 beobachtungen an den grössern Ablenkungsmagneten. Dasselbe ist so gross, dass unterhalb 

 des in der Axe der Glasröhre befindlichen Magnets noch der an ihn anzuschraubende, mas- 

 sive cylindrische Stab von 16 mm. Durchmesser und 100 mm. Länge für die Bestimmung 

 des Trägheitsmoments bequem Platz hat. 



Von ablenkenden resp. Schwingungsmagneten sind zwei, von 16 mm. äusserem und 

 10 mm. innerem Durchmesser sowie 80 mm. Länge vorhanden. Sie haben, zum Einschrauben 

 kürzerer oder längerer Stifte sowie des obigen Cylinders, oben und unten in ihrer Mitte 

 Schraubenlöcher. Von den kürzern, unifilar aufzuhängenden Magneten für die Ablenkungen 

 ist der eine nach der Nebenfigur in Tafel I gleich dick wie die obigen Magnete, aber bloss 

 gemäss den Anforderungen der Theorie S. 9: 37,4 mm. lang gemacht worden, während 

 der andere nach S. 10 und 11 bei einer Länge von 64,7 mm. einen äussern Durch- 

 messer von 13,0 mm. und einen Innern von 8,2 mm. erhielt. Selbstverständlich sind für alle 

 diese Magnete gleich schwere Torsionsstäbe von Messing vorhanden. 



Für die Aufhängung des Magnets mit Messingstab für Bestimmung des Trägheits- 

 moments ist eine zweite Suspensionsröhre U mit entsprechend stärkerem Coconfaden und 

 einem identischen Suspensionsbügel an seinem untern Ende angefertigt worden. 



Das Fernrohr J zur Ablesung des Magnetstandes hat im Focus seines achromatischen 

 Objectivs von 282 mm. Brennweite eine mit den Schrauben e im Bing rjustirbare Glasplatte, 

 auf welcher ausser zwei, in ihrer Mitte sich rechtwinklig kreuzenden Strichen noch etwas 

 unterhalb des horizontalen Strichs eine feine Theiluug über die ganze Platte hin gezogen 

 und etwas oberhalb desselben in der Mitte ein kleines rechtwinkliges Glasprisma von 2,5 mm. 

 Kathetenseite aufgeklebt ist, welches das vom Spiegel h durch eine Oeffnung о in der Ring- 

 wand r vom Himmel einfallende Licht dem Objectiv zuwirft. Nach der Reflexion am Magnet- 



