Der magnetische Bifilae-Theodolith. 



15 



Spiegel fällt dies Licht auf dasFernrohr-Objectiv und die Glasplatte in seinem Focus zurück 

 und erscheint dort dem durch das Ocular q beobachtenden Auge als helles Quadrat von 

 2,5 mm. Seite mit dunkelm vertikalem Strich in der Mitte, der bei Coincidenz der optischen 

 Axe des Fernrohrs und der Spiegelnormale mit dem Mittelstrich der Theilung zusammen- 

 fällt, über welche sich dann auch das helle Quadrat projicirt. Ein Thcil der linearen Thei- 

 lung entspricht einem Centrumswinkel von 2 Minuten resp. also einer Drehung des Magnet- 

 spiegels um 1'. Die Vergrösserung aber des Fernrohrs ist so stark, dass man 0,1 Sealentheil 

 resp. also Drehung des Magnetspiegels noch deutlich erkennen kann. 



Soll das Instrument für die Messungen nach der neuen Bifilar-Methode benutzt werden, 

 so wird derCylinder Tmit der unifilaren Suspension nach Lösung der ihn fixirendeu Schrau- 

 ben von der Alhidade abgehoben und an seine Stelle der ebenfalls genau passende Cylinder 

 AÄ Tafel II aufgesetzt und entsprechend fixirt. Die Deckplatte dieses Cylinders bildet zu- 

 gleich die Büchse des hohlen Zapfens aa, auf welchem der Halter В der beiden Mikroskope 

 CG', sowie weiterhin das Suspensionsrohr D sitzt. Vermittelst des Klemmringes Ь und der 

 Mikrometerschraube с wird die Drehung und feinere Einstellung des Mikroskopträgers und 

 damit also auch der Suspensionsröhre um die Vertikalaxe unabhängig von dem feststehenden 

 Cylinder А resp. der Kreisalhidade bewirkt. 



Die Mikroskope sind nach Lösung der Schrauben dd' vertikal verschiebbar, während 

 die Schrauben ее die Justirung ihrer Neigung gestatten. Die Schrauben ff klemmen die 

 Objectiv- Auszüge der Mikroskope behufs Justirung ihrer Vergrösserung. In dieser Beziehung 

 sind beide so justirt, dass eine Umdrehung der Mikrometerschrauben r;^' auf der Kreistheilung 

 l' entspricht und also ein Theil der in zwölf Tlieile eingetheilten Trommel h je 5^' gleich 

 kommt; diese Theile selbst sind aber noch so gross, dass einzelne Secunden, ja halbe Secun- 

 den, leicht geschätzt werden könnten, wenn die Einstellung des Kreuzfadens auf die Theil- 

 striche des Kreises so sicher wäre. Dies ist indessen bei weitem nicht der Fall, indem die 

 Beleuchtung des letztern durch die Spiegel ii' bei den Objectiven der Mikroskope im Allge- 

 meinen nicht bloss an Helligkeit, sondern auch an Gleichförmigkeit bei verschiedener Lage 

 der Mikroskope zu den Fenstern des Beobaclitungslocals zu wünschen übrig lässt. Die Sicher- 

 heit der Einstellung erreicht deshalb höchstens ± 6". 



Die ebenfalls 600 mm. lange messingene Suspensionsröhre D trägt zunächst an ihrem 

 obern Ende zwei aufeinander senkrecht stehende, in der Mitte durchbrochene Schlitten, 

 welche durch die beiden Schrauben E und F bewegt werden und zur Centrirung des auf 

 dem obern Schlitten befestigten Torsionskopfes Я, der von 2 zu 2° getheilt ist, dienen. Die 

 Eöhre G, welche diesen Torsionskopf trägt, ist aus gleich näher zu erörternden Gründen mit 

 diametral gegenüberstehenden breiten Oeffnungen versehen, лѵеІсЬе bei der Beobachtung 

 zur Verhütung von Luftzug durch die von oben überzuschiebende Hülse L verschlossen 

 werden. Mit der Schraubenmutter К wird nämlich ein im Centrum des Torsionskopfes be- 

 findlicher cylindrischer, durch eine Nut und eingreifende Nase am Drehen verhinderter, 

 oben in die Schraube 8 auslaufender Stift gehoben und gesenkt. Dieser Stift к (siehe die 



