16 



H. Wild, 



Nebenfigur, welche die Röhre G ohne die Hülse L zeigt) trägt am untern Ende die Hülse l 

 der Rolle r und weiterhin durch Schrauben m an dieser befestigt eine Platte, an deren 

 Ränder die beiden Enden s und s des über die Rolle laufenden und nach unten gehenden 

 Coconfadens durch zwei Lamellen mit Schrauben angeklemmt werden können. Um die Ver- 

 schiebungen, welche diese obere Verbindung der beiden Faden durch Drehen der Mutter 

 К erfährt, genau messen zu können, ist der Stift к entsprechend der Schraubenganghöhe von 

 S getheilt und ausserdem die an der Mutter sitzende Trommel Jin 100 Theile getheilt, so 

 dass man 0,01 Umdrehungen ablesen und mit der Lupe 0,001 schätzen kann. 



Zur Suspension des Magnets im Hohlraum des Cylinders A sind die beiden Faden s s 

 in Einkerbungen zweier Cylinderchen x x (siehe auch die Nebenfigur dieser Magnetsuspen- 

 sion in natürlicher Grösse) festgeknüpft, welche vermittelst dünnerer Zapfen in die beiden 

 Haken 1 1' am Magnetschiffchen eingehängt werden. Die Faden legen sich dann oberhalb an 

 die Seitenflächen der auf die beiden Stützen qr/ aufgeschraubten Platte p an, gegen welche 

 sie, wie oben, durch Lamellen тт: angepresst werden können. In ein Loch in der Mitte dieser 

 Platte p lässt sicli das Gewichtchen о mit dem Stift x seinem untern Ende zwischen den 

 beiden Faden einsetzen, das zur Ermittlung des Elasticitätscoefficienten bestimmt ist. Das 

 Magnetscliiffchen selbst besteht aus den beiden y-förmigen Bügeln у und y\ die am Lineal 

 N angeschraubt und unten nochmals durch eine Lamelle s verbunden sind. Der Magnet 

 Ж sowie der messingene Torsionsstab ganz gleicher Grösse und Construction erhalten ihre 

 bestimmte Lage im Bügel der Länge nach dadurch, dass sie in gleichen Abständen vom 

 Centrum zwei Rinnen besitzen, von welchen in die eine oder andere je nach der Stellung des 

 Stabes das innen schneidenförmig zugeschärfte Lager y' einfällt, während auf dem glatten 

 Lager y die Cylinderwand sich auflegt. Für die Bifilar-Beobachtung sind die Magnete nur 

 mit kurzen Stiften о zum Anfassen und zur Bezeichnung ihrer Lage versehen. Endlich ist 

 noch des im gabelförmigen Stück ([q nahe der Platte p zwischen zwei seitlichen Schräubchen 

 ausgespannten feinen Platindrahts а с zu erwähnen, der zur Fixirung der Höhe der Magnete 

 und zur jeweiligen Messung der Länge der Aufhängefaden dient. Derselbe wird vermittelst 

 des seitlich am Cylinder А befestigten Mikroskops P mit totalreflectirendem Prisma Q vor 

 seinem Objectiv beobachtet und, nach erfolgter erster Justirung beider, durch Drehen der 

 Mutter К an der obern Suspension jeweilen so eingestellt, dass er in die Mitte der beiden 

 Horizontalfaden im Mikroskop zu liegen kommt. 



Nicht unwichtig für die Justirung und den bequemen Gebrauch des Instruments ist der 

 Stuhl R unterhalb des Magnetschiffchens, der zu Arretirung und zur Beruhigung dient. Er 

 besteht aus der Säule JR, die auf einem in die Basis des Cylinders А einzuschiebenden 

 Schlitten steht, vertikal durchbohrt ist und damit einem runden Messingstab 8 als Führung 

 dient. Auf dem obern Ende des letztern ist die Platte T befestigt, welche einerseits ihrer 

 Mitte gegenüber die oben konisch endende Schraube a, anderseits eine Schraube у trägt, 

 um welche als horizontale Axe die Lamelle ß drehbar ist. Letztere wird in ihrer Lage durch 

 zwei Schrauben S fixirt, die in seitliche Nasen derselben eingeschraubt sind und mit ihren 



