Der magnetische Bifilar-Theodolith. 



17 



stumpfen Spitzen gegen die Enden der Platte T stossen. Dies gestaltet eine derartige Justi- 

 rung der Arretirungspimkte, dass das Magnetschiffchen ohne Aenderung seiner richtigen 

 Lage bei der Hebung der Platte T von der Lamelle ß an den beiden Bügeln y und ц\ und 

 von der Schraube а an der Lamelle z gestützt wird. Damit dabei auch keine Drehung des 

 Schiffchens erfolge, ist es nöthig, die Platte T auch noch im Horizont unbeschadet ihrer 

 vertikalen Beweglichkeit justiren zu können. Hiezu dient der an einem vordem Fortsatz der 

 Platte sitzende vertikale Stift e, der sich zwischen zwei an der Säule В sitzenden Schrauben 

 ^ und ^ mit Contremuttern y] bewegt. Zur Hebung endlich der Platte T behufs Arretirung 

 des Magnetschiffchens greift das längere Ende des Winkelhebels ^ unter das untere Ende 

 des Stabes 8^ während auf den kürzern Arm die in der Seitenwand des Cylinders sitzende 

 Schraube U einwirkt. Die kleine Schraube X endlich dient zur Limitirung der Aufwärts- 

 bewegung des Tisches T. 



In den Ausschnitt des Cylinders А sind zur Completirung des Gehäuses zunächst zwei 

 Ebenholzplatten W beiderseits eingeschoben, welche durch die Schrauben fixirt wer- 

 den; auf Nasen an diesen stützen sich sodann zwei entsprechende Deckplatten W oben und 

 unten, an welchen anliegend in Rinnen der Platten V und V vorn und hinten zum letzten 

 Abschluss nach aussen Spiegelglasplatten einzuschieben sind. Die dem Fernrohr-Objectiv 

 zugekehrte Glasplatte hat vor demselben ein entsprechend grosses rundes Loch, welches 

 durch eine aufgekittete Planparallel-Glasplatte verschlossen ist. Li das so gebildete Gehäuse 

 für den Magneten ragt seitlich eine nach innen geschlossene Messinghülse X hinein, in 

 welche das zur Bestimmung der Temperatur des Magnets dienende Thermometer Y (in 

 getheilt) eingesteckt wird. Zwei seitliche Schieber zs endlich verschliessen zwei runde 

 Oeffnungen von 17 mm. Durchmesser in den Seitenwänden des Cylinders A gegenüber dem 

 Magnet im Innern. Auch der Cylinder T für unitilare Suspension hat solche Oeffnungen, 

 deren Bedeutung aus der Erörterung der Justirung erhellen wird. 



Der Holzfuss 00, der auch mit in der Figur fortgelassenen Stellschrauben versehen 

 ist, dient zur Aufstellung je desjenigen der Cylinder T oder A, welcher augenblicklich nicht 

 auf dem Apparat gebraucht wird. 



Der Magnet, welcher bei der Bifilar-Methode als Hülfsmagnet dient, hat die auf S. 11 

 und 14 für den zweiten Magnet angegebnen Dimensionen, d. h. er ist 64,7 mm. lang, hat einen 

 äussern Durchmesser von 13,0 und einen Innern von 8,2 mm. (Es setzt dies also hier die 

 Anwendung bloss der zweiten Methode zur Bestimmung resp. Elimination der Grössen p, q 

 und r voraus). Um ihm dasselbe Gewicht wie das des Hauptmagneten und für dieEhilegung in 

 das Schiffchen denselben äussern Durchmesser zu geben, ist er in eine passende Messingröhre 

 von 16 mm. äusserm Durchmesser eingeschoben, die an den betreffenden Stellen ebenfalls 

 Rinnen besitzt. Die Hauptmagnete sind die oben S. 14 bereits als Schwingungsraagnete be- 

 schriebenen. 



Zum Apparat gehört noch ein Niveau, das sich nach Entfernung des Cylinders T 

 (Tafel I) auf die Horizontalaxe des Fernrohrs zur Nivellirung des ganzen Instruments auf- 



Memoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Se'rie. 3 



