18 



H. Wild, 



setzen lässt, sodann ein ein Meter langer cylindrischer getheilter Messing-Maassstab von 

 16 mm. Durchmesser, welcher sich Dank den seitlichen Löchern in den Cylindern T und A 

 durch beide Schienen durchschieben lässt und zur Controlle der Strich-Entfernungen auf 

 ihnen dient, endlich zwei Messingzangen zum Anfassen und Einlegen der Magnete. 



Sämmtliclie Magnete sind, da die von Herrn Edelmann gelieferten nicht befriedigend 

 ausgefallen waren, in der Werkstätte des physikalischen Centrai-Observatoriums von Herrn 

 Mechanikus Freiberg aus demselben Stück Wolfram-Stahl (Fabrik der Gebrüder Böhler, 

 Special mit goldener Marke «sehr hart») mit besonderer Sorgfalt angefertigt und durch Erhit- 

 zung zur Dunkelroth-Gluth und Ablöschen in Kalkwasser von 20° gehärtet worden. Die Mag- 

 netisirung derselben erfolgte ebenfalls übereinstimmend nach der von Strouhal und Barus 

 angegebenen Methode, indem sie durch Einschalten zwischen die Pole eines grossen Electro- 

 magnets magnetisirt, dann zuerst während 24 Stunden und nach neuer Magnetisirung nochmals 

 während 12 Stunden einer Temperatur von 100° ausgesetzt wurden. Für diese Erwärmung 

 der Magnete habe ich, um sie dabei nicht den Wasserdämpfen und damit dem Rosten aus- 

 zusetzen, besondere Wasserbäder aus Messing construiren lassen. Der MagneX wird da in 

 eine horizontale Messingröhre, welche durch das Wasserbad ganz hindurch geht, eingelegt 

 und diese Röhre dann beiderseits durch Gefässe verschlossen, in welchen der aus dem Wasser- 

 bad sich entwickelnde Dampf auf seinem Weg zum Condensator circulirt. 



3. Justinmg des Instruments und Bestimmung seiner Constanten. 



Die Untersuchung aller Theile des Instruments am Unifilar-Magnetometer ergab voll- 

 ständige Eisenfreiheit derselben mit einziger Ausnahme der Vertikalaxe aus Hartguss, ,die 

 eine Ablenkung von 12" in 100 mm. Distanz vom Magnetpol bewirkte. Da dieselbe bei der 

 Beobachtung nicht näher an den Magnet im Gehäuse herantritt und vertikal unter der Mitte 

 desselben sich befindet, so kann dieser schwache Eisengehalt offenbar weder auf Bestim- 

 mungen der Declination, noch auf solche der Horizontal-Intensität mit dem Instrument einen 

 merklichen Einfluss haben. 



Nachdem das Instrument im westlichen Saal des eisenfreien Pavillons für absolute 

 Messungen aufgestellt und nivellirt war — der Parswerth seines Niveaus beträgt <o",l — , 

 wurde zunächst die Ablesung am Höhenkreis desselben für die Horizontalstellung der 

 Fernrohr-Axe bestimmt. Als Mire für das vorher durch eine Sternbeobachtung auf die Un- 

 endlichkeit eingestellte Fernrohr wurde hiebei ein ebenfalls auf die Unendlichkeit einge- 

 stelltes Fernrohr benutzt, das an einem kathetometrischen Gestell vertikal zu verschieben 

 und auch zu neigen war. 



Am 3. Juni 1884 wurde nach Justirung des Vertikalkreises und des Verniers mit 

 Durchschlagen des Fernrohrs und Umdrehung um die Vertikal- Axe um 180° gefunden, dass 

 die Ablesung von 



180°0'resp. 360°0' 



