Der magnetische Bifilar-Theodolith. 



19 



am Höhenkreis genau der Horizontallage der optischen Axe des Fernrohrs ent- 

 spreche. 



Eine Wiederholung dieser Bestimmung am 10. Juli 1884 bestätigte bis auf rt l' das 

 vorstehende Resultat. Vorher war durch die gleiche Operation auch die Collimation der 

 optischen Axe bestimmt und gleich 3'52" gefunden worden, worauf sie durch Justirung 

 der Strichplatte auf ± 0',5 reducirt wurde. 



Am 30. Mai 1885 fand eine weitere Wiederholung dieser Messungen statt, wobei ich 

 bis auf ±0,'5 die Ablesung 180°0'und 360°0'als der Horizontalstellung der Fernrohr- Axe 

 entsprechend fand. 



Als Collimationsfehler der optischen Axe ergab sich diesmal der Werth: 



1'20", 



der nicht weiter corrigirt wurde. 



Es kommt nun weiter darauf an, zu erfahren, welche Stellung bei 'der so gefundenen 

 Horizontallage der optischen Axe das in einem Spiegel reflectirte Bild der Prismafläche 

 zurTheilung auf der Glasplatte annehme, wenn dieser Spiegel vertikal ist, um darnach dann 

 die Vertikalität der Magnetspiegel bei den weiteren Untersuchungen beurtheilen zu können. 

 Zu dem Ende wurde bei der so fixirten Lage des Fernrohrs auf einem Holztischchen im 

 Centrum des Instruments ein Planspiegel aufgestellt und derselbe mit Stellschrauben so 

 lange justirt, bis er genau das, durch ein vor das Ocular gehaltenes Glimmerblättchen be- 

 leuchtete Fadenkreuz mit seinem Spiegelbild zur Deckung brachte. Die darauf erfolgende 

 Beleuchtung des Prismas von oben zeigte, dass das ihm entsprechende helle Quadrat im 

 Gesichtsfeld des horizontalen Fernrohrs mit seinem obern Rand ganz wenig über das untere 

 Ende der Striche der linearen Theilung übergreife. 



Da die Gestalt des Arretirungsstuhls nicht eine genügende Fixirung des Magnet- 

 schiffcliens gestattet, so wurde zur Justirung der Spiegel in den Magneten auf das erwähnte 

 Tischchen im Centrum des Instruments ein y-förmiges Doppellager für diese befestigt, die 

 Magnete und der Torsionsstab mit Spiegel für das Bifilar 7 darauf gelegt und durch Drehen 

 des Spiegels in der Höhlung dieser Stäbe nach und nach erzielt, dass bei den beiden Stel- 

 lungen, wo der Stift das eine Mal vertikal nach oben, das andere Mal vertikal nach unten 

 gerichtet ist, das reflectirte Fadenbild dieselbe Stellung im Gesiclitsfeld des Fernrohrs ein- 

 nahm, also die Spiegelnormale in die Vertikalebene durch die geometrische Axe des Cyiin- 

 ders fiel. Der Unterschied der Höhenkreis-Ablesung, wenn in der einen und andern Stiftlage 

 die Spiegelnormale auch im horizontalen Sinn mit der optischen Axe zur Coïncidenz gebracht 

 wurde, ergab den doppelten Winkel zwischen Spiegelnormale und geometrischer Axe der 

 Stäbe, und daraus ergaben sich dann folgende Einstellungen am Höhenkreis, um bei der 

 Stiftlage nach oben aus der erwähnten Normalstellung des Spiegelbildes im Gesichtsfeld des 

 Fernrohrs auf die Horizontalität der geometrischen Axe der Stäbe schliessen zu können. 



3* 



