20 



H. Wild, 



Einstellung am 

 Hölienkreis. 



Torsionsstab für Bifilar 179°40'' 



Grosser Magnet mit • 180 12 



Grosser Magnet mit •• 18016 



Hülfsmagnet für Bifilar 18015 



Abzulenkender Magnet für Unifilar, gross . 180 18 



» » » » klein . 180 5 



Nachdem hierauf die Stäbe in das Schiffchen gelegt waren resp, die letztern ihre uni- 

 filare Aufhängung erhalten hatten, wurden die Schwerpunkte derselben durch axiale Ver- 

 schiebung der Spiegel ohne Dreirang mit Benutzung der eben ermittelten Einstellungen so 

 justirt, dass ihre geometrischen Axen horizontal lagen. Endlich ergal en sich noch durch 

 Umdrehen der freischwebenden Magnete um 180° in ihren Fassungen und durch Messung 

 ihrer Ablenkung hiebei folgende "Winkel zwischen den magnetischen und geometrischen 

 Axen bei der Stiftlage nach oben: 



Magnet mit • 2/0 



Magnet mit •• 3,0 



Hülfsmagnet 0,5 



Abzulenkender Magnet für Unifilar, gross . . 0,5 



» » » » klein . . 5,0 



Diese letzterwähnten Justirungen sind von mir an den erst im Winter 1884/85 von 

 Herrn Freiberg angefertigten definitiven Magneten vom 5. bis 16. Juni 1885 ausgeführt 

 worden. 



Centrirung der Magnete. Zur Centrirung der Magnete wurde folgendes Verfahren 

 eingeschlagen. Der erwähnte cylindrische Stab von 1 Meter Länge wurde in die Röhre der 

 Ablenkungsschiene eingeschoben, so dass die Striche 0 und 1000 mm. desselben mit den 

 Strichen 500 der Ablenkungsschienen beiderseits coïncidirten und darauf in der Mitte des 

 erwähnten Tischchens eine feine Spitze so aufgestellt, dass sie den Stab beim Theilstrich 

 500 beinahe berührte. Nach Fortuahme des Stabes und Aufstellung eines Senkels über dieser 

 Spitze konnte man dann durch Drehung der Alhidade erkennen, ob die Spitze genau in die 

 Drehungsaxe des Kreises falle. Es war dies mit einer Genauigkeit von mindestens mm. 

 wirklich der Fall, so dass also in der That bis auf diese Grenze die Theilstriche der Ablen- 

 kungsschiene beiderseits gleich weit vom Centrum des Kreises abstehen und die Axe der 

 Schienenröhren mit derselben Sicherheit durch die verlängerte Drehungsaxe des Instruments 

 geht. Nachdem dies so constatirt war, erfolgte nachher die Centrirung der Magnete durch 

 Verschiebung ihrer obern Suspension einfach in der Art, dass der in die Ablenkungsschiene 

 abwechselnd von der einen und andern Seite eingeschobene cylindrische Stab bei der Be- 



