Dek magnetische Bifilae-Theodolith. 



21 



rührung des Magnets mit seinem spitzen Ende die Mitte desselben (der Länge nach) traf 

 und dabei mit einem bestimmten Strich auf gleichwertliige Scalentheile der Schienen beider- 

 seits einstand. 



Diese Centrirung darf aber auch durch eine Umdrehung der Suspensionsröhre mit dem 

 Mikroskoparm um die betreffende obere Axe nicht aufgehoben werden, d. h. es soll diese 

 Axe in die Verlängerung der untern Drehungsaxe der Kreis-Alliidade fallen. Dies ist bei 

 unserm Instrumente mit einer grossen Vollkommenheit erzielt. 



Zur Aufhängung der Magnete sind ohne Ausnahme Coconfaden von 140 gr, Trag- 

 kraft benutzt worden — in Betreff der unifilaren Aufhängung ist hiebei nichts weiteres zu 

 bemerken. Die Einrichtung der bifilaren Aufhängung geschah in folgender Weise : der Faden 

 von passender Länge wurde mit seinen Enden an die Fadencylinderchen angeknüpft, dann nach 

 Entfernung der Klemmlamellen bei der obern Suspension über die Rolle gelegt und 

 im Gehäuse unten nach Entfernung des Stuhls aus demselben an jedes Fadencylinderchen ein 

 Bleistab angehängt, dessen Gewicht gleich dem halben Gewicht des Magnets sammt seinem 

 Schiffchen war. Nachdem hierauf während einiger Tage ruhigen Hängens die Detorsion der 

 Faden erfolgt war, wurden die Cylinderchen von den Bleigewichten abgenommen und ohne 

 weitere Drehung in ihre Haken an den Magnetschiffchen eingehängt, bei welchen letzteren 

 ebenfalls vorher die Klemmlamellen von der Platte P entfernt worden waren. Diese Lamellen 

 wurden jetzt wieder aufgeschraubt und so die Faden unten an die Platte p angeklemmt. 

 Erst nachdem wieder während einiger Tage ruhigen Hängens des Magnetschiffchens mit dem 

 Torsionsstab die Spannung der beiden Faden sich ganz ausgeglichen hatte, erfolgte auch bei 

 der obern Suspension das Anklemmen der Faden an die Platte m. Darauf wurde der im 

 Schiffchen liegende Torsionsstab oder der Hülfsmagnet durch Heben oder Senken der obern 

 Suspension mittelst der Schraube К auf gleiche Höhe mit dem ablenkenden Magnet resp. 

 der Axe der Schienenröhre eingestellt, was beim Visiren durch die letztere oder auch durch 

 Einschieben des axial zugespitzten cylindrischen Massstabs in jene bis zum Berühren mit 

 dem Magnet leicht mit einer Sicherheit von ±0,1 mm. erzielt werden konnte. Dabei er- 

 folgte zugleich die Justirung des Mikroskops P, so dass bei der vorigen Stellung des Magnet- 

 schiffchens der Platindraht desselben genau den Zwischenraum zwischen den beiden Parallel- 

 faden in jenem halbirte. Bei der hiedurch fixirten Normalsteliung des Magnetschiffchens 

 wird dann in der Folge stets die gleiche Höhe der Magnete garantirt sein, wenigstens so 

 langé als keine Verrückung des Mikroskops P erfolgt. 



Vor der definitiven Einrichtung der bifilaren Aufhängung, war die Distanz der Fäden 

 oben und unten dadurch bestimmt worden, dass man nach einer ersten Aufliängung hart an 

 den Platten Ш und j9 die Faden durchschnitt, diese Platten von ihren Trägern abschraubte und 

 sie im Längencomparator auf das Normalmeter hinlegte, so dass die Verbindungslinie der 

 beiden Faden auf jeder parallel der Längsaxe des Meters war. Indem man das eine Mikro- 

 meter-Mikroskop des Comparators bei der einen oder andern Platte über der einen Tren- 

 nungslinie zwischen ihr und der den Faden klemmenden Lamelle aufstellte, das andere aber 



