24 



H. Wild, 



Die Resultate der beiderlei Messungen stimmen also innerhalb der Fehlergrenze der Be- 

 obachtungen überein. 



Vorher schon war auch die Distanz (0 — 1000) auf dem cylindrischen Maassstab mit 

 dem Normalmeter verglichen worden. 



Aus je 10 Vergleicliuugen fand man so am 18. Juli 1884: 



Am 11. Juli 1884 hatte ich aber mit dieser Distanz auf dem cylindrischen Maassstab 

 die Entfernung der Striche 500 beiderseits auf den am Apparat angesetzten und festge- 

 klemmten Schienen nach Einschiebung des erstem in ihre Höhlung vermittelst eines je vor 

 den entsprechenden, nahe coincidirenden Strichen aufgestellten Mikrometer-Mikroskops ge- 

 messen und im Mittel aus 10 Vergieichungen erhalten: 



(500^—500") = (0 — 1000) Cylinder-Maassstab н- 0,017 rt 0,009 mm. 



Eine Wiederholung dieser letzteren Messung am 17. Juni 1885 ergab: 



(500^—500") = (0 — 1000) Cylinder-Maassstab -ь 0,016 ± 0,011 mm. 



Demgemäss erhalten wir schliesslich für die Distanz von entsprechenden Strichen auf 

 den angeschobenen Schienen: 



welche Zahlen mindestens eine Sicherheit von ±0,01 mm. darbieten. 



Die von der Theorie geforderte senkrechte Stellung der Ableukungsschiene resp. der auf 

 sie gelegten Magnete zur optischen Axe des Fernrohrs ist offenbar, wie sich aus der Beschrei- 

 bung des Instrumentes ergibt, ohne Weiteres schon durch seine Construction gegeben. Von 

 der Erfüllung dieser Bedingung habe ich mich übrigens am fertigen Instrument auch noch 

 dadurch überzeugt, dass ich abwechselnd nach einem fernen Gegenstand durch die Ablen- 

 kungsröhre hindurch und mit dem Fernrohr visirte und dabei jedesmal den Horizontalkreis 

 ablas. Hieraus ergab sich, dass zu dem Ende in der That eine Drehung von 90° ± 5'noth- 

 wendig sei. Um ferner sicher zu sein, dass die auf die Ablenkungsschiene gelegten Magnete 

 genügend horizontal seien, wurden auf diese Magnete kleine angeschliffene Niveaux gelegt, 

 später auch reiterförmige Libellen, wobei sich ergab, dass dieselben überall bis auf ± l' 



Beobachter. 



(0—1000) des cylindr. Stabes = 



999,596 ± 0,0017 mm. 

 999,593 ± 0,0015 » 



Leyst 

 Wild. 



also im Mittel: 



(0—1000) Cylinder-Maassstab = 999,594 mm. 



