Dee magnetische Bifilak-Theodolith, 



25 



vorstehende Bedingung erfüllen. Die gleiche Höhe der Axen des ablenkenden und abge- 

 lenkten Magnets wird beim Bifilar vor jeder Beobachtung durch die Einstellung des Platin- 

 drahtes am Schiffchen auf die Mitte der Parallelfaden im Mikroskop P, wodurch zugleich die 

 Länge ausgemessen wird, garantirt; der Fehler kann hiebei nicht mehr als 0,01 betragen. 



Die beiden Hauptmagnete, der Hülfsmagnet mit seiner Messinghülse und der Torsions- 

 stab wurden sehr nahe (bis auf ± 2 mgr.) hauptsächlich durch Befeilen der die Spiegel 

 tragenden Messing-Diaphragmen auf gleiches Gewicht gebracht und darauf das Gewicht der 

 beiden Hauptmagnete nach der Borda'schen Methode absolut bestimmt. Ich fand dasselbe 

 übereinstimmend gleich 77,516 gr. durch Wägung auf der Präcisionswaage im physik. 

 Centrai-Observatorium. Hr. Leyst bestimmte dasselbe zu Anfang des Juli 1885 in Paw- 

 lowsk zu 77,515 gr. Für das Gewicht des vergoldeten Magnetschiffchens sammt den beiden 

 Fadencylinderchen fand ich den Werth 34,637 gr., endlich ist das halbe Gewicht des Suspeu- 

 sionsfadens 0,005 gr. Es ist sonach die in unserer Formel vorkommende Masse Q gegeben 

 durch: 



Q = 112157 ± 1 mgr. 



Die Beschleunigung der Schwere am Ort der Beobachtung, Pawlowsk, kann gleich dem 

 für St. Petersburg von Hrn. Akademiker Ssawitsch bestimmten Werthe gesetzt werden, 

 nämlich: g = 9819,1 mm. s., dessen Unsicherheit höchstens ± 0,2 betragen dürfte. Der 

 Schwere-Unterschied zwischen St. Petersburg und Pawlowsk beträgt nämlich nur 0,26 mm. s. 

 Für den Ausdehnungscoefficient m des Messings wurde der mittlere Werth : 



m = 0,0000180 



angenommen, von dem die bekannten Extreme dafür nur um =t 0,0000010 abweichen. 



Den Temperaturcoefficienten der 3 Magnete hat ferner Hr. Leyst im October 1885 

 nach der Formel 6, Seite 8 durch Beobachtung der Torsionswinkel bei zwischen 8 und 28° 

 variirenden Temperaturen am Bifilar selbst bestimmt, wobei er unter Entnahme der gleich- 

 zeitigen Horizontal-Intensität vom Magnetograph auch die magnetischen Momente derselben 

 erhielt. Die graphische Darstellung dieser Werthe zeigt, dass die Zunahme des Temperatur- 

 coefficienten bei höheren Temperaturen für alle 3 Magnete eine geringe und dass der- 

 selbe bei Temperaturen zwischen 10 und 20° bei allen nahe derselbe ist. Hr. Leyst er- 

 hielt nämlich: 



Magnetisches Moment. Temperatur-Coefficient für 10—20°. 



• Ж'о = 13878900 \i! = 0,000616 



M"^ = 13874200 \k' = 0,000695 



Ч m = 7077500 jx = 0,000650 



Man kann also unbedenklich, wie wir auch später noch näher erörtern werden, setzen: 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, Yllme Serie. ^ 



