26 



H. Wild, 



a' = {л" = [Л = 0,00065 ± 0,00005. 



Der Coefficient s der Fadentorsion ist nach der Formel 7 resp. 9 abzuleiten. Bei den 

 bisherigen Versuchen Avurde indessen nicht jedesmal, wie es die Formel 9 erheischt, der 

 Elasticitätscoefficient durch Auflegen des erwähnten Uebergewichtchens у auf das Bifilar- 

 schiffchen direct bestimmt , vielmehr leitete ich denselben aus bezüglichen Versuchen am 

 19. und 29. Juli nach der Formel 8 ein für allemal ab. Aus 60 mikrometrischen Messungen 

 des Durchmessers an verschiedenen Stellen eines von derselben Spule wie der Suspensfaden 

 genommenen Fadenstückes ergab sich für den Halbmesser p der Werth: 



p = 0,0414 ± 0,0067 ± 0,0006 m., 



wo 0,0067 die mittlere Abweichung der einzelnen Messungen darstellt, welche wegen der 

 variirenden Dicke des Fadens bedeutend grösser ist als die Unsicherheit einer Messung; 

 diese wird eher durch die Grösse 0,0006 i. e. die mittlere Abweichung des Mittels von 

 je 20 Messungen repräsentirt. Das üebergewicht у beträgt: 



Y = 2033 mgr. 



Nach der Messung mit der Mikrometerschraube am oberen Ende war nun: - 



Iq V also t 



19. Juli 743,5 mm. 0,1384 mm. 10M,016 



29. Juli 744,5 » 0,1338 » 10M,050 



also im Mittel: z = 10M,033 ± 0,016. 



Führen wir diesen Werth, den obigen von p, sowie die schon mitgetheilten von Q, 

 und й'о in die Gleichung 7 ein, so ergibt sich schliesslich: 



s = 0,001711. 



Die Genauigkeit dieses'Werthes von s hängt hauptsächlich von der Sicherheit der Be- 

 stimmung von p ab. Nehmen wir an, die letztere sei in unserm Fall ± 0,0006, so wird 

 der Fehler von s ungefähr ±0,00009 betragen. 



Die Constante h unserer Variations-Bifilare in Pawlowsk ist nach den Einleitungen zu 

 den Annalen des physikal. Centrai-Observatoriums nahe 0,000305 und der genaue dort je- 

 weilen mitgetheilte Werth jedenfalls höchstens mit einem Fehler von ± 0,000001 behaftet. 



