Der magnetische Bifilar-Theodolith. 



31 



gramm mindestens dt 0,1 mgr. Somit sind alle oben mitgetheilten Längen und Gewichte 

 resp. Massen in wahren Millimetern und Milligrammen ausgedrückt. Was die Zeit-Basis be- 

 trifft, so ist dieselbe bei der Bifilar-Methode nicht zu bestimmen, da sie als Secunde der 

 mittleren Sonnenzeit in der Grösse g für die Beschleunigung der Schwere steckt. 



5. Die Beobachtungen. 



Die Beobachtungen nach der Bifilar-Methode лvurden alle nach dem folgenden Schema 

 ausgeführt, wobei vorausgesetzt ist, dass das Instrument nivellirt, der Cylinder mit Bifilar- 

 Aufliängung auf den Apparat aufgesetzt, das Fernrohr angenähert in die Meridianstellung 

 gebracht und der Torsionsstab, Stift nach oben, in das Schiffchen eingelegt sei. 



1. Einstellung des Platindrahtes am Schiffchen auf die Mitte der Mikroskopfaden 

 durch Drehung der Schraube К oben und Ablesung des Mikrometers oben (gibt die 

 Grösse ж^^). Schliessung der obern Oeffnung durch Ueberschieben der Hülse L. 



2. Drehung des Mikroskopträgers Б resp. der Fadensuspension, bis sich im Fern- 

 rohr der Mittelstrich mit seinem Spiegelbild im Spiegel des Torsionsstabs decken, der nach 

 Beruhigung durch den Stuhl freigelassen ist, 



3. Einlegung des Hülfsmagnets ins Schiffchen an Stelle des Torsionsstabs und Drehung 

 der Alhidade, also von Fernrohr mit Fadensuspension zusammen, bis zur Coïcidenz von 

 Mittelstrich im Fernrohr mit seinem Spiegelbild. Electrisches Glockensignal in dem unter- 

 irdischen Pavillon zur Ablesung der Variationsapparate (Declination) durch den dejouriren- 

 den Beobachter daselbst. Notirung der Uhrzeit. Ablesung der Verniere am Horizontalkreis 

 (magnetischer Meridian für den Hülfsmagnet). 



4. Drehung der Alhidade entsprechend der letztern Ablesung um 90°, Fixirung der- 

 selben und Ablesung des Horizontalkreises mit den beiden Mikrometer-Mikroskopen. 



5. Drehung des Mikroskop-Armes bis zur Coïncidenz von Mittelstrich im Fernrohr mit 

 seinem Bild im Magnetspiegel. Signal nach dem Variations-Pavillon (Declination und Hori- 

 zontal-Intensität, A'undw'); Notirung der Uhr-Zeit; Ablesung des Thermometers im centra- 

 len Gehäuse (т); Ablesung des Horizontalkreises mit den Mikrometer-Mikroskopen. (Die 

 Differenz dieser Ablesung und der vorigen gibt den Torsionswinkel s'). 



6. Auflegen der beiden mit • und bezeichneten Magnete auf die Ablenkungsschiene 

 nördlich und südlich vom Centrum aus, die Nordpole beide nach Nord gewendet; Einschieben 

 der Thermometer in dieselben und Einstellung der Mittelstriche auf die Striche 450 der 

 Schienen. 



7. Drehung des Mikroskop- Armes bis zur Strich-Coïncidenz im Fernrohr. Signal nach 

 dem Variations-Pavillon (Declination und Horizontal-Intensität, A'i und n\y, Notirung der 



1) Hier ist die Grössen in dem Ausdruck für ?o auf S. 22 1 die ja = 0 angenommen wurde und nur durcb ein Ver- 

 gemeint und nicht etwa die Grösse x von der vorigen Seite, | sehen mit demselben Buchstaben bezeichnet worden ist. 



