32 



H. Wild, 



Ulirzeit; Ablesung der Thermometer bei den beiden Ableukungs - Magneten (Mittel: t\) 

 und im centtalen Gehäuse (t'j); Ablesung des Kreises mit den Mikroskopen. (Die Differenz 

 dieser Ablesung und der unter 4 gibt den Torsionswinkel 



8. Umkehr beider Magnete um 180°, so dass jetzt ihre Nordpole nach Süden weisen 

 und neue Einstellung auf die Striche 450. 



9 . Drehung des Mikroskop-Armes in entgegengesetzter Richtung bis wieder zur Strich- 

 Coïncidenz im Fernrohr. Signal nach dem Variations-Pavillon (Declination und Horizontal- 

 intensität, A'2 und w'2); Notirung der Uhrzeit; Ablesung der Thermometer bei den Ablen- 

 kungsmagneten (Mittel : t'^) und im centralen Gehäuse (т'2) ; Ablesung des Kreises mit den 

 Mikroskopen. (Die Differenz dieser Ablesung und der unter 4 gibt den Torsionswinkel s'^). 



10. Ablenkungs-Magnete ohne Aenderung ihrer Pol-Lage vertauscht und auf 450 neu 

 eingestellt. 



11. Wiederholung der Operationen sub 9. Gibt zweite Werthe derselben Grössen 

 wie sub 9. 



12. Ablenkungsmagnete umgekehrt, Nordpole wieder nach Nord, Neu -Einstellung 

 auf 450. 



13. Wiederholung von 7. Gibt zweite Werthe derselben Grössen wie sub 7. 



14. Entfernung der Ablenkungs-Magnete, Zurückdrehen des Fernrohs mit Alhidade 

 zur Meridianstellung und ebenso des Mikroskop -Armes zu jener, Entfernung des Hülfs- 

 magnets aus dem Schiffchen und Einlegen des Torsionsstabes an seine Stelle. 



15. Wiederholung von 1 . 



16. Wiederholung von 2. 



17. Einlegung des Ablenkungs-Magnets • in das Schiffchen an Stelle des Torsionsstabes 

 und Drehung der Alhidade etc. bis zur Strich-Coïncidenz. Signal zum Variations-Pavillon 

 (Declination von der an die Ä gezählt werden); Notirung der Uhrzeit; Ablesung der Verniere 

 des Horizontalkreises. (Magnet. Meridian für Magnet •). 



18. Drehung der Alhidade entsprechend der letztern Ablesung um 90°, Fixirung der- 

 selben und Ablesung des Kreises mit den Mikroskopen. 



19. Wiederholung von 5. Gibt \, und als Differenz der neuen Kreis- Ablesung 

 und der vorigen den Torsionswinkel z-^. 



20. Zurückdrehen der Alhidade und des Mikroskop- Armes zur Meridianstellung, Er- 

 setzung des Magnets • im Schiffchen durch den Torsionsstab. 



2 1 . Wiederholung von 1 . 



22. Wiederholung von 2. 



23. Einlegen des Magnets •• in das Schiffchen und Wiederholung im Uebrigen von 17. 



24. Wiederholung von 18. 



25. Wiederholung von 19. Gibt jetzt: t^^ und den Torsionswinkel si^. 



26. Wiederholung von 20 für Magnet •• . 



27. Wiederholung von 1. 



