Der magnetische Bipilar-Theodolith. 



43 



renzen beider Theodolith -Angaben zu erschliessen ist, möchte ich noch eine Bemerkung 

 machen. Da nämlich nach der Einleitung zu den Annalen des physikalischen Centrai-Obser- 

 vatoriums für 1884, I. Theil, S. XVII, der mittlere Fehler einer absoluten Bestimmung der 

 Horizontal-Intensität mit dem Theodolithen № 59 oder einer Herleitung derselben aus den 

 Angaben unserer bezüglichen Variationsapparate zur Zeit ± 0,00016 beträgt, so folgt aus 

 der obigen Unsicherheit der Differenz beider Instrumente, dass auch beim Bifilar-Theodo- 

 lithen in seiner jetzigen Form der mittlere Fehler einer absoluten Bestimmung von H gleich 

 rb 0,00016 ist; also in der That bloss so gross, wie er unsern Erörterungen der möglichen 

 Beobachtungsfehler bei demselben zufolge höchstens sein sollte. 



Die neue Beobachtungsmethode und das neue Instrument, der Bifilar-Theodolith, er- 

 füllen also in der That befriedigend ihren Zweck, dürften dies aber in noch höherem Grade 

 thun, wenn an dem vorliegenden Instrument resp. an weiterhin neu zu construirenden 

 Apparaten dieser Art noch einige Verbesserungen angebracht werden, auf welche der Ge- 

 brauch hinwies und die ich daher zum Schlüsse noch kurz andeuten will. 



Das Magnetschiffchen wird durch eine andere Form und eventuell durch Herstellung 

 aus Aluminium bedeutend zu erleichtern und ebenso auch die Magnete durch Réduction 

 ihrer Wandstärke auf 2 mm. ohne erhebliche Beeinträchtigung ihres magnetischen Moments 

 auf ein viel geringeres Gewicht gebracht werden können, so dass für ungefähr gleiche Tor- 

 sionswinkel und gleiche Fadenlängen die Distanzen der letztern grösser und folglich auch 

 der Einfluss des Correctionsgliedes, das von der Fadentorsion herstammt, ein geringerer wird. 



Die Arretirungsvorriclitung für das Schiffchen sollte eine bessere Fixirung des letztern 

 gestatten, so dass die Auswechslung von Torsionsstab und Magnet leicht und sicher ohne 

 Zerrung der Faden erfolgen kann. 



Der das Fernrohr tragende Ring wird weiter zu machen oder dasselbe ohne solchen 

 mit seiner Axe in besondere, excentrisch auf der Alhidade befestigte Lager einzulegen sein, 

 um das Gehäuse für das Einschieben der Magnete resp. des Torsionsstabes ins Schiffchen 

 bequemer zugänglich zu machen. Im letztern Fall kann auch die Erhaltung der Nivellirung 

 des Apparats beständig durch ein auf die Fernrohr- Axe aufgesetztes Niveau controllirt wer- 

 den, wozu sonst bei dem vorliegenden Apparat durchaus noch besondere Niveaux auf der 

 Alhidade und etwa am Mikroskop- Arm anzubringen wären. 



Die Mikrometer-Mikroskope zur Ablesung der Kreistheilung wären jedenfalls auf 

 mindestens die halbe Länge resp. Vergrösserung zu reduciren, welche für die erforderliche 

 Genauigkeit der Ablesung übrig ausreichend ist. Dadurch würde die Helligkeit der Bilder 

 eine viel grössere, die Beleuchtung der Theilung also leichter und überhaupt die Messung 

 bequemer werden 



1) Diese Verbesserung ist bei dem vorliegenden In- 1 sehen bereits ausgeführt worden und hat den gewünschten 

 strument als die nächstliegendste und einfachste inzwi- | Erfolg gehabt. 



