44 



H. Wild, Dee magnetische Bifilar-Theodolith. 



Besser noch wäre, das Instrument nicht, wie ich es leider beim vorliegenden gemacht 

 habe, für Beobachtungen nach allen drei Methoden einzurichten, sondern dasselbe aus- 

 schliesslich als Bifilar-Theodolith zu construiren. Alsdann könnte nämlich der eigentliche 

 Theilkreis über das Magnetgehäuse verlegt und die Suspensionsröhre auf seiner Alhidade 

 befestigt werden, so dass man die Torsionswinkel mit den Vernieren misst und Drehungen 

 von beliebiger Grösse frei nach beiden Seiten vornehmen, also doppelte Torsionswinkel unter 

 Umkehr des Hülfsmagnets im Schiffchen beobachten kann. Für die gesammte Drehung von 

 Fernrohr und Magnetgehäuse mit Suspension um die untere Axe wäre in diesem Fall unter- 

 halb nur ein verstellbarer, in 90° eingetheilter Index-Ring nöthig. Bei der Vereinigung 

 mehrerer Zwecke in einem Instrument, wie bei dem unserigen, riskirt man nämlich leicht 

 Unbequemlichkeiten und damit geringere Genauigkeit für die einen oder andern Messungen, 



