Die Dampftensionen dee Lösungen. 



5 



stäAdig verhindert wurde. Um das Beschlagen des Fensters zu verhindern, musste die Glas- 

 scheibe erhitzt werden, zu welchem Zwecke das Fenster einen Vorbau erhielt; dieser bestand 

 aus einem Zinkrahmen, der es ermöglichte in einer Entfernung von 4 Cm. vom Fenster eine 

 Glasscheibe zu befestigen. Dieser Art trug das b'enster vorne einen nur unten offenen Vor- 

 bau, in welchem die Luft durch zwei untergestellte sehr kleine Flammen erhitzt werden 

 konnte. Tauchte man in diesen Apparat die späterhin beschriebenen abgekürzten Heber- 

 barometer, welche über der Quecksilberfüllung Wasser enthielten, und brachte das Wasser 

 im Bade zum Sieden, so waren die Tensionen des Wassers in den verschiedenen Manometern 

 nicht gleich, auch blieben dieselben nicht unverändert, sondern es wuchsen die Tensionen 

 innerhalb 4 Stunden beständig. Es folgen einige Werthe der beobachteten Tensionen; in den 

 Horizontalreihen stehen die schnell nach einander an Quecksilbersäulen gemessenen Ten- 

 sionen; in der ersten Verticalcolonne sind die Zeiten, welche seit dem Beginne des Siedens 

 verflossen waren, verzeichnet. 



Manometer I. II. III. 



30"' b -H 3,1 Mm. b 3,8 Mm. b 5,0 Mm. b = 767,4 Mm. 

 ' 1'' 0" & H- 7,7 » 6 -H 7,7 » b 7,7 » 



1*30"' 6 -+-11,1 » 6-1-9,0 » 6 -+-12,2 » 



Manometer anderer Füllung. 



Manometer I. II. III. IV. 



&H-0,OMm. b -+- 5,8 Mm. ô-i-12,7Mm. 6 н- 16, 6 Mm. 6 = 762,0 Mm. 

 & -*- 0,7 » 6 -b 10,0 » 6 -t- 17,1 « & -1-18,3 )) 



Die in folgender Tabelle angegebenen Tensionen sind an Wassersäuleu gemessen und 

 ohne weitere Correction eingetragen. Die Manometer waren zu diesem Zweck mit siedendem 

 Wasser gefüllt und sofort nacli der Füllung jedes in das heisse Bad getaucht. 



30" &-i-15,2Mm. 6-1-11,3 Mm. 6 н- 39,0 Mm. 6-ь13,9Мт. 6 = 756,0 Mm. 

 1'' 0'" 6 h- 32,0 » 6 -+-19,7 » 6-1-61,0 » 6 -+-35,6 » 



Solche Messungen wurden zahlreich angestellt, doch stets waren die gefundenen Ten- 

 sionen höher als die herrschenden Barometerstände und in verschiedenen Manometern die 

 Tensionen sehr ungleich, trotzdem die Manometer durch Schirme sorgfältig vor anspritzen- 

 dem Wasser geschützt wurden. 



Es blieb noch zu untersuchen übrig, ob nicht die Erhitzung des Vorbaues die üeber- 

 hitzung des Dampfes im Bade verursacht, denn von der Anzahl und Grösse der Gasflammen, 

 die zur Erhitzung des Bades dienten, hing das Ansteigen der Tensionen nur in Bezug auf die 

 Schnelligkeit ab. Nahm man den Vorbau des Glasfensters ab, so wurde damit nichts ge- 



