8 



Gustav Tammann, 



die Tensionen der Lösungen gemessen wurden, gewöhnlich ein mit Wasser gefülltes Mano- 

 meter zur Contrôle der Temperatur im Bade mit erwärmt wurde. Nie betrug die höchste 

 Differenz zwischen den beobachteten Tensionen des Wasserdampfes mehr als 0,5 Mm., diese 

 stimmt mit der höchsten an verschiedenen Stellen des Bades gefundenen Differenz der Ten- 

 sionen überein. 



Hier das Resultat obiger Untersuchung: nach dem beschriebenen Verfahren 'lassen sich 

 die Tensionen des Wasserdampfes, behaftet mit einem mittleren Fehler von -4-0,2 Mm., be- 

 stimmen, der grösstmögliche Fehler einer solchen Bestimmung ist -i- 0,5 Mm. Von derselben 

 Grösse müssen die Fehler der nach obigem Verfahren bestimmten Lösungstensionen sein, die 

 mitgetheilten Erniedrigungen sind also im Allgemeinen 0,2 Mm. zu klein ausgefallen. Eine 

 Correctur der Erniedrigungen nach der gleichzeitig beobachteten Tension des Wasserdampfes 

 wurde unterlassen, um dieselben nicht mit grösseren Fehlern zu behaften. Wenn bei der 

 Untersuchung der Lösungen Umstände eintraten, die eine Vergrösserung jenes Fehlers be- 

 wirken können, wie eine Einwirkung der Lösungen aufs Quecksilber, eine dadurch bewirkte 

 Gasentwicklung und Veränderung der Quecksilberoberfläche, oder eine nicht genügende 

 Durchsichtigkeit der Lösungen und die dadurch bedingte grössere Unsicherheit in der Ein- 

 stellung des Fadenkreuzes, so sind diese störenden Einflüsse bei den mitgetheilten Messungen 

 bemerkt worden. 



Ich wende mich nun zur Beschreibung der zu den Messungen benutzten Apparate. 



Fig. 



Л 



В. Apparate. 



1. Die Manometer und deren Füllung. 



Aus einer nicht allzuschwer schmelzbaren Glassorte, deren Verarbeitung vor dem 

 В Unsen 'sehen Löthrohre keine besonderen Schwierigkeiten bot, wurden die abgekürzten 

 Heberbarometer, deren Gestalt beistehende Figur № I versinnlicht, hergestellt. Die Röhre 

 Cht 25 Cm., die Röhre А 30 Cm. lang. Der Schenkel Ä besitzt einen In- 

 nern Durchmesser von 15-18 Mm., einen äusseren von 18-22 Mm. Das 

 Ende des Schenkels^ wurde in eine enge Röhre Б (5—10 Cm. lang, Durch- 

 messer 1 — 2 Mm.) ausgezogen und, wie in Figur № I zu sehen, umgebo- 

 gen; nach jedesmaligem Gebrauche musste der Schenkel Ä mit einer neuen 

 Röhre Б versehen werden. Gewöhnlich konnte ein Manometer zehnmal be- 

 nutzt werden ; dann trat während der Erhitzung des Schenkels A, behufs 

 Herstellung der Röhre B, ein Bruch ein. 



Jndem ich die Röhre В unter Quecksilber tauchte, mit den Lungen die 

 Luft im Manometer verdünnte, strömte eine Menge Quecksilber, die fast 

 das ganze Rohr А füllen konnte ins Manometer, dann wurde durch Neigen 

 und Wiederaufrichten des Manometers durch die Röhre В die siedende 



