Die Dampptensionen der Lösungen. 



9 



Lösung ins Manometer gebracht, und ferner durch Neigen und Saugen an der Röhre С 

 für allseitige ßenetzung' der ßölirenwände des Schenkels Ä gesorgt. Nun begann mittelst 

 einer Weingcistlampe die Erwärmung der über dem Quecksilber lagernden Lösungssäule; 

 trat das Sieden der Lösung ein, so wurden wie früher die Röhrenwände mit der siedenden 

 Lösung benetzt. Sobald an der Röhrenwand kein Luftbläschen zu bemerken war, wurde 

 die Lösung 2 — 3 Minuten heftig siedend erhalten, alsdann schnell, während der Dampf 

 heftig aus der Röhre В strömte, die Stichflamme auf die Röhi-e В gelenkt und im Moment 

 ihres Erweichens durch einen Zug an der Röhre das Manometer geschlossen. Achtet man 

 darauf, dass die Röhre В nicht zu eng, weil sonst der Dampf nicht gut ausströmen kann 

 und das Quecksilber in den Schenkel С geschleudert wird, dann aber auch darauf, 

 dass die Röhre nicht zu stark im Glase ist, weil sonst die Erweichung derselben zu lange 

 dauert, so misslingt nur in den seltensten Fällen die Operation. Im Augenblicke nach 

 der Schliessung des Manometers herrschte in diesem ein Ueberdruck von ungefähr 100 Mm., 

 dann sank die Tension in Folge der Abkühlung schnell, und bald war der Schenkel А bis 

 auf eine kleine Luftblase mit der wässerigen Lösung und Quecksilber gefüllt. Bei concentrir- 

 ten Lösungen gelang es leichter als bei verdünnten die Luft aus den Manometern zu ent- 

 fernen. 



Nur wenn die Luftblase nicht grösser als 16 Cbmm. (Durchmesser der Blase 1.5 Mm.), 

 wurden die gefüllten Manometer zu den Messungen benutzt. Der Druck, den jene Luftblase 

 ausübt, ist, wenn der ihr zur Verdünnung gebotene Raum 20000 Cbmm. beträgt, 0.6 Mm. 

 Dieser gröstmögliche Fehler wurde in Wirklichkeit äusserst selten erreicht; gewöhnlich 

 war die Luftblase nicht grösser als 4 Cbmm. und der ihr zur Verdünnung gebotene Raum 

 40000 Cbmm., so dass in der Regel der durch die schädliche Luftblase bedingte Fehler 

 0.1 Mm. beträgt. 



2. Das Dampfbad. Figur № II. 



Das Bad war ein aus starkem Eisenblech gefertigter Cylinder (45 Cm. hoch, 40 Cm. 

 Durchmesser). 10 Cm. vom oberen Rande desCylinders waren zwei einander gegenüberlie- 

 gende Oeffnungen {A und B) angebracht. Um die eine Oeffnung {A) war ein Rahmen aus 

 Eisenblech (22 Cm. hoch, 20 Cm. breit) genietet, in diesen wurde eine Glimmerplatte (die 

 Glimmerplatte verdient wegen ihrer Dauerhaftigkeit vor den Glasplatten den Vorzug) mit- 

 telst Mennigkitt befestigt; um die allzugrossen Wärmeverluste durch die Glimmerplatte zu 

 verhindern, war letztere von einer Glasplatte im Zinkrahmen von aussen umschlossen. Dieses 

 Doppelfenster diente Beleuchtungszwecken. Um die andeie Oefi'nung (B) war ein starker 

 gusseiserner Rahmen В (35 Cm. lang, 30 Cm. hoch) mit starken Nieten befestigt. Der 

 Rahmen war der Länge nach durchschnitten, so dass der eine Theil (c) desselben mit vier 

 Schrauben fest an den mit dem Bade verbundenen Theil angezogen werden konnte. Beide 

 Rahmen trugen auf den aneinander stossenden Seiten eine Bekleidung von Asbestpappe, um 

 die zwischen die Rahmen zu spannende Glasplatte (D) zu dichten. Diese Vorrichtung ge- 



Memoires de l'Acad. Imp. des sciences, Vllme Série. 2 



