10 



Gustav Tammann, 



Fig. II. 



stattete ein schnelles Auswechseln der das Bad verschliessen den Glasplatte, und vermied 

 die einen klaren Einblick ins Bad hindernde Anwendung des Mennigkittes. Eine Glimmer- 

 platte konnte als Verschluss dieser Oeflnung 

 leider nicht verwandt werden, weil sich dieselbe, 

 in so verschiedener Art sie auch gereinigt wurde, 

 stets mit kleinen Wassertröpfchen beschulg, so 

 dass ein Blick ins Bad unmöglich wurde. Die Glas- 

 platte war aus 2 Mm. dickem Fensterglase ge- 

 schnitten. Versuche mit dünnerem Fensterglas, 

 mit dicken oder dünneren Spiegelglasplatten ga- 

 ben keine Veranlassung letzteren Sorten den 

 Vorzug zu geben ; denn jedesmal , wenn der 

 Dampf ins Bad trat, platzten die Glasplatten, 

 welcher Sorte sie auch waren. Solange die ge- 

 platzte Scheibe das Bad gut verschloss (den 

 Verschluss bewirkte besonders das in die Risse 

 eindringende Wasser), und solange die Risse die 

 Messungen nicht störten, wurde die Platte nicht 

 erneuert. 



Nachdem so für die Deutlichkeit der Ab- 

 lesungen gesorgt war, musste das Bad noch 

 zu einer bequemen Ein- und Ausführung der 

 Manometer hergerichtet werden. Zu diesem 

 Zwecke erhielt der Deckel (E) des Bades fol- 

 gende Vorrichtung (Siehe Fig. Ш II) : 10 Cm. vom 

 Rande des Deckels wurde aus diesem ein Stück 

 (25 Cm. lang, 10 Cm. breit) ausgeschnitten, um 

 die Ränder der Oeffnung eine eiserne Rinne (r) 

 (1 Cm. tief) geführt und durch zwei mit der 

 Breitseite des Ausschnittes parallele Rinnen (r) 

 die Oeffnung in drei gleiche Abtheilungen getheilt. In die unter einander zusammenhän- 

 genden Rinnen passten mit ihren unteren Rändern drei Deckel (F); in jeden Deckel waren 

 zwei Löcher geschlagen, in diese eiserne Hülsen genietet. Der grosse Deckel des Bades 

 trug wie die kleinen Deckel an seiner unteren Seite einen Rand aus Eisenblech, der in eine 

 oben am Innenrande des Bades laufende Rinne (r) getaucht werden konnte. Der Art 

 konnten 6 Manometer schnell ins Bad getaucht und deren aus dem Bade ragende Röhren 

 С mittelst Korken dicht in den Hülsen befestigt werden. Alle Manometer standen auf einer 

 4 Cm. hohen eisernen Bank L. Füllte man alle Rinnen mit Quecksilber, fügte die Ränder 

 der Deckel in die Rinnen, so erzielte man einen vollkommenen Verschluss. 



