Die Dampftensionen der Lösungen. 



13 



Fasst man das über die Methode der Messungen und die Correctionen Gesagte zusam- 

 men, so erfährt man die Wirkung der Fehler aufs Resultat. Die Fehler zerfallen in zwei 

 Hauptgruppen: 1) die Fehler der Tensionsmessungen, deren Hauptursache die Veränderlich- 

 keit der Temperatur ist, und 2) die analytischen Fehler. Ein Bild von der Grösse der wirk- 

 lich gemachten Fehler lässt sich bei Betrachtung der relativen Spannkraftserniedrigungen 

 leiclit gewinnen. Im Allgemeinen sind die relativen Erniedrigungen verschiedener Substanzen 

 mit verschieden grossen Fehlern, die durch constante Fehler der analytischen Methode bedingt 

 sind, behaftet. Bei verdünnten Lösungen wird der Fehler der beobachteten Tensionen die relati- 

 ven Spannkraftserniedrigungen ^"J"' stärker beeinflussen als der analytische Fehler. Wenn 

 die Tensionserniedrigung 10 Mm. beträgt, so kann der Fehler der relativen Spannkrafts- 

 erniedrigung 57o ibres Werthes betragen, während der analytische Fehler schwerlich den 

 Einfluss von 0,5% hervorrufen kann. Für concentrirte Lösungen wird der durch mangel- 

 hafte Bestimmung der Tensionen bedingte procentische Fehler immer kleiner ; derselbe be- 

 trägt bei 500 Mm. Erniedrigung 0,1 7o, dagegen wird der analytische Fehler von immer 

 grösserer Wirkung; ein Verlust von 0,003 gr. bei der Analyse einer 50% Lösung würde 

 einen Fehler von 0,27o der relativen Spannkraftserniedrigung bedingen. 



D. Ueber die scheinbare Abhängigkeit der Tensionen von der Grösse der Dampfräume. 



Nach 2,5-stündigem Einleiten des Dampfstromes ins Bad hörten die Tensionen des Was- 

 serdampfes in den Manometern auf zu steigen, alsdann wurde mittelst der oben beschriebenen 

 Vorrichtung der Druck in den Manometern erniedrigt, in Folge dessen stieg das Quecksilber 

 in den Schenkeln C, und die den Dämpfen gebotenen Räume vergrösserten sich. 



Enthielten die Manometer Wasser, so änderten sich nach Vergrösserung der Dampf- 

 räume die in denselben herrschenden Tensionen nicht. Zwar wird den Manometern durch 

 Dampfbildung Wärrae entzogen, doch ist die Temperaturerniedrigung gering, und es wird 

 offenbar dieselbe alsbald durch den Dampf des Bades ausgeglichen. Jedenfalls ergaben die 

 5 Minuten nach Beginn der Druckerniedrigung bestimmten und die vor der Vergrösserung 

 des Dampfraumes gemessenen Tensionen Diftercnzen bis zu ±0,3 Mm. Doch die Tensionen 

 der Lösungen verhielten sich wesentlich anders ; nach der Druckerniedrigung wuchsen die- 

 selben während 15 — 20 Minuten, um dann im weitei'en Verlaufe der Zeit sich nicht weiter 

 zu ändern. 



Von der Grösse der Tensionsänderungen geben uns folgende Zahlen ein Bild. Wurden 

 die Tensionen folgender Lösungen das eine Mal 5, das andere Mal 30 Minuten nach der 

 Druckerniedrigung beobachtet, so ergaben sich die Differenzen der beobachteten Tensionen 

 wie folgt. Jede Differenz bezieht sich auf eine Lösung anderer Concentration, und es wachsen 

 diese von links nach rechts. 



