26 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens 'schen 



zu dem einer Siemens'schen Einheit, soll vermittelst der Wheatstone'schen Brücken- 

 Combination bestimmt werden. Wollen wir dabei wieder eine Genauigkeit von 0,0001 er- 

 reichen, so sind die Umstände, welche das Gelingen ermöglichen, etwas genauer zu erörtern. 



Der Multiplikatordraht besteht aus Kupfer, der Shunt-Zweig, ein Theil des Multi- 

 plikator-Zweiges, sowie die Siemens'sche Einheit aus Neusilber dr ah t. Es sind nun die 

 Temperatur- Coefficienten des specifischen Widerstandes dieser Metalle pro 1° 

 des hunderttheiligen Thermometers: 



bei Kupfer: 0,00361, 

 » Neusilber: 0,00039. 



Will man daher den Widerstand der Neusilberdrähte bis auf 0,0001 sicher kennen, 

 so muss ihre Temperatur bis zu ungefähr ± 0°3 genau bekannt sein, beim Kupfer aber 

 ist zu dem Ende eine 10 Male grössere Genauigkeit der Temperaturbestimnïung nöthig. 

 Soll nun die Temperatur eines Drahtes und insbesondere der grossen, von schlechtleitenden 

 Hüllen umgebenen Kupfermasse des Multiplikators bis auf ± 0°03 sicher mittelst eines 

 Thermometers ermittelt werden, so ist dies nur bei äusserster Sorgfalt und besonders unter 

 Vermeidung irgendwie erheblicher Temperatur-Aenderungen während der Dauer der Mes- 

 sungen möglich. 



Damit der Strom i 0 in dem Galvano- 

 meterzweig des beistehenden Schemas 

 der Wheatstone'schen Brücke ver- 

 schwinde, muss bekanntlich die Glei- 

 chung bestehen : 



Angenommen, es befinde sich in dem Zweig w z ein ganz gestöpselter Widerstands- 

 kasten, so wird der Widerstand eines Leiters offenbar am einfachsten nach dem Princip der 

 Bordaschen Wägimg auf einer Schale in der Art bestimmt werden, dass man den fraglichen 

 Leiter in den Zweig 3 einschaltet, das obige Gleichgewicht durch Veränderung des Wider- 

 standes w± herstellt, darauf den Leiter aus- und dafür im Widerstandskasten durch Ziehen 

 von Stöpseln so viel Widerstand einschaltet, bis bei unverändertem Verhältniss ^ (Ver- 

 hältniss der Wagarme) und bei constantem w i (constanter Tara) der Strom im Galvanometer 

 wieder verschwindet. Dann ist der gesuchte Widerstand gleich dem zuletzt eingeschalteten. 



