Widerstands-Einheit in absolutem electkomagnetischen Maasse. 35 



wo п г ' die gleichzeitige Ablesung am Hülfsbifilar, n die mittlere zur Zeit der Bestimmung 

 des logarith. Décréments gemachte und h' die Empfindlichkeitsconstante dieses Bitilars, end- 

 lich t die Mitteltemperatur des Bifilarmagnets bei Bestimmung des logarith. Décréments dar- 

 stellen, so gibt die Combination der 4 Gleichungen für die gesuchte Grösse: 



m r = m tg tg jga±jgji [i 3 m t e '+ Ѳ" -ь f ч- y. g. - 0 и- (ЛГ - n') fc'], ... (65) 



. wo wir der Kürze halber gesetzt haben: 



, t l -t-t 9 + t 3 -+-t i -%-rr tt/ ■+■ П 2 ' -+- П а ' -+- П 4 ' 



t e -4 , — j- 



und tj die Mitteltemperatur des Messingstabes bei Ausmessung der Entfernung E unmittel- 

 bar vor oder nach der Beobachtung — also wenig von t e abweichend ■ — darstellt. 



II. Beschreibung der Instrumente und ihrer Aufstellung 1 . 



Ich werde zuerst die Hauptinstrumente einzeln und sodann erst ihre Vereinigung zum 

 gesammten Beobachtungsapparat beschreiben. 



1 . Multiplikator und Vorrichtung zu Ablenkungs-Beobachtungen. 



Der Multiplikator besteht aus einem rechtwinklichten Rahmen von Mahagoniholz von 

 bloss 3 mm. "Wandstärke, dessen Hohlraum bei einer Breite von 138 mm. eine Weite von 

 35 mm. und eine Länge von 310 mm. hat. An den Seiten sind zwei Mahagoni-Bretter von 

 444 mm. Länge, 134 mm. Höhe und 14 mm. Dicke mit entsprechenden Ausschnitten auf 

 den Rahmen aufgeschoben und aufgeleimt, so dass sie also zwischen sich einen Raum von 

 110 mm. Breite zur Aufwickelung des Kupferdrahtes auf den Rahmen lassen. Dieser, dop- 

 pelt mit Wolle besponnen und in Paraffin getränkt, ist ohne Bespinnung 2 mm. dick und schien 

 nach der Untersuchung am Magnetometer eisenfrei zu sein. Zunächst wurden davon 8 Lagen 

 zu abwechselnd 33 und 32 Windungen also im Ganzen 260 Windungen von 7,8 kg. Gewicht 

 (mit Bespinnung) auf den Rahmen gewickelt und die Enden an Web er 'sehe Klemmschrauben 

 angelöthet, welche an den Seitenwänden des Rahmens befestigt sind. Die Aufwindung des 

 Drahts wurde mit besonderer Sorgfallt zur Erzielung höchster Gleichförmigkeit ausgeführt 

 und zur Erhöhung der Isolation jede Lage mit weingeistiger Schellacklösung bestrichen, 

 mit Wachspapier umwickelt, dieses wieder gefirnisst und darauf die folgende Lage erst nach 



von vorher einnimmt, so wird, abgesehen von dem bereits 

 berücksichtigten Einfluss des Eisengehalts des Multipli- 

 kators, der Lokaleinflusa auf II für ihn derselbe wie bei 



diesem sein und somit H l von Я sich in der That nur 

 durch die erdmagnetische Variation unterscheiden. 



5* 



