36 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



vollständiger Trocknung gewickelt. Der Widerstand des ganzen Drahtes ergab sich nach einer 

 vorläufigen Bestimmung bei 20° C. in runder Zahl = 2,94 Siemens'sche Einheiten 1 ). 



Mit 4 eisenfreien Messingschrauben ist dieser Multiplikator zunächst auf einem 20 mm 

 dicken Mahagonibrett von 240 mm. Breite, 490 mm. Länge befestigt, welches selbst in 

 gleicher Weise auf einem zweiten wenig dickern, aber ringsum 35 mm. kleinern Brette fest- 

 gemacht ist. In seinem Centrum und damit auch unter dem Mittelpunkt der Multiplikator- 

 Windungen trägt das letztere einen konischen Messingzapfen, welcher in eine entsprechende 

 Messingbüchse im Centrum einer grossen, kreisrunden Mahagoniholzscheibe von 730 mm. 

 Durchmesser passt, so dass also der Multiplikator um eine, durch sein Centrum gehende Axe 

 auf dieser Scheibe drehbar ist (siehe Tafel I). Zur Messung der Grösse dieser Drehung 

 trägt die Scheibe an ihrem Rande eine Kreistheilung in ganze Grade von 305 mm. Radius, 

 auf welche ein am untern Multiplikatorbrett befestigter Index weist und, um die Drehungs 

 axe vertikal raachen zu können, sind am Rande der Mahagonischeibe 4 messingene Stell- 

 schrauben angebracht. 



Der Magnet zu diesem Multiplikator ist von Herrn Freiberg in der Werkstätte des 

 physikalischen Centrai-Observatoriums im April 1883 2 ) aus Eibiswalder naturhartem Wol- 

 framstahl mit besonderer Sorgfalt angefertigt und gehärtet worden — Erhitzung zur Dunkel- 

 rothgluth und Ablöschen in Kalkwasser von 20° — , hat die Form eines rechtwinklichten Pa- 

 rallelopipeds und mit Beibehaltung der Bezeichnungen von Seite 47 folgende Dimensionen 

 nebst Gewicht 



Länge .... 



L — 



290 mm 





В — 



36 » 





А — 



12 » 







1030 g. 



Die Magnetisirung desselben geschah nach der von Strouhal und Barus angegebenen 

 Methode 3 ), indem er, nach erfolgter Magnetisirung durch Einschalten zwischen die Pole 

 eines grossen Elektromagnets, zuerst während 35 Stunden und darauf nach neuer Magneti- 



1) In dem beschriebenen Zustande war der Multipli- 

 kator schon im Winter 1880 auf 1881 hergestellt und im 

 Sommer 1881 in Pawlowsk zu Inclinationsmessungen mit 

 dem Inductions-Tnclinatoriurn benutzt worden. Im Winter 

 1882 auf 1883 Hess ich von demselben Draht noch 3 Lagen 

 mit 90 Windungen im Ganzen und von 3,0 kg Gewicht 

 unter denselben Vorsichtsmaassregeln aufwickeln. Diese 

 Windungen, welche in besonderen Klemmen endigen, 

 haben einen Widerstand von 1,11 S. E., sind aber, da 

 ihre Mitbenutzung die Dämpfung zu sehr vergrössert 

 hätte, bei der vorliegenden Untersuchung nicht benutzt 

 worden. 



2) Dieser Magnet war an Stelle eines seiner Zeit von 

 Mechanicus Brauer angefertigten, gleich grossen Mag- 

 nets aus Wolframstahl, der bisdahin im Multiplikator ge- 

 braucht worden war, construirt worden, weil jener bei 

 der Härtung sich etwas verbogen hatte und ich hoffte, 

 den neuen noch kräftiger machen zu können. Dies war in 

 der That der Fall, indem das magnetische Moment jenes : 

 10*. 2,018 bedeutend geringer ist als das des neueu. 



3) V. Strouhal und C. Barus, TJeber den Einfluss 

 der Härte des Stahls auf dessen Maguetisirba.rkeit und 

 des Anlassens auf die Haltbarkeit der Magnete. Wiirz- 

 burg, bei Stahcl, 1S82. 



