38 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens' s chen 



geschah erst, nachdem die Faden durch zwei an die Cylinderchen angehängte Bleigewichte 

 von je 0,5 kg. detordirt und darauf nach Einhängung in den Bügel während mehreren Tagen 

 gleiche Spannung erlangt hatten. 



Das Gewicht dieser ganzen, bloss aus Messing und Glas bestehenden untern Suspen- 

 sion des Magnets, beträgt 310 g. so dass die gesammte an den Faden hängende Masse ist: 



Q = 1340 g. 



Die bifilare Suspension am obern Ende der Faden besteht aus einer Messingrolle 

 von 25 mm Durchmesser, deren Hülse am untern Ende eine horizontale Messingplatte von 

 3 mm Dicke, 15 mm Breite und 29,3 Länge trägt, über deren zur Rolle queren Breitseiten 

 der über die Rolle gelegte Suspensionsfaden heruntergeht und dort nach erfolgter Gleich- 

 spannung der beiden Enden ebenfalls durch zwei aufzuschraubende Lamellen geklemmt 

 werden kann. Das obere Ende der Hülse ist mit einem klemmbaren Auszug an dem nach 

 unten vorstehenden Axenende eines magnetischen Theodolithen befestigt, so dass erstlich 

 die Axe vertikal resp. die obere Verbindungslinie der Faden genau horizontal einnivellirt 

 werden kann und sodann Drehungen der obern Suspension am Theilkreis des Theodolithen 

 mit den Vernieren bis auf 10" genau abgelesen werden können. 



Der Suspensionsfaden besteht aus einem Bündel von 10 einzelnen Coconfaden von 

 je 180 ff Tragkraft und dem Halbmesser p= 0,054 mm. Um zur Verminderung des Tor- 

 sionsmoments (siehe Gleichung 40) die Länge l derselben genügend gross machen zu können, 

 wurde die Decke des betreffenden Locals (siehe Tafel I) durchbrochen und der Theodolith 

 im Dachraum unter einem dort befindlichen Fenster auf einem Tische aufgestellt, welcher 

 mit seinen 3 Füssen unabhängig vom nächst umgebenden Boden auf massiven Streckbalken 

 des Daches aufruht. So wurde erreicht, dass die Länge l der Faden = 3640 mm gemacht 

 werden konnte. 



Nach den Voraussetzungen auf S. 32 muss zur Vermeidung schwer zu bestimmender 

 Differenzen in den Localeinflüssen bei den Ablenkungsbeobachtungen der Bifilar-Magnet mit 

 seiner Suspension aus dem Multiplikator entfernt und daselbst durch einen Magnet mit 

 unifilarer Aufhängung ersetzt werden können. Um diese Vertauschung in bequemer "Weise 

 und ohne Schaden für die Genauigkeit der Messungen ausführen zu können, hat der obige 

 Tisch die durch Fig. 2 Tafel II dargestellte Einrichtung erhalten. Sein Deckblatt besitzt 

 nämlich zwei unter einem rechten Winkel zusammenstossende Ausschnitte aß und ay, deren 

 gemeinsame Mitte 0 vertikal über der Mitte des Multiplikators resp. seiner Drehungsaxe 

 sich befindet. Um diesen Punkt 0 als Centrum lässt sich eine, mit dem Ausschnitt d d' d" 

 versehene Holzscheibe X drehen, die durch den, am Tisch angeschraubten, bei s und s auf- 

 geschnittenen Holzring r r ihre Führung erhält. Auf der Drehscheibe X sind längs den 

 Seiten d d' und d d" des Ausschnittes zwei bis zum Rande d' d" reichende Messingschienen 

 so aufgeschraubt, dass beim Einfallen von zwei Fussschraubenspitzen des Theodoliths in 



