Widerstands -Einheit in absolutem eleoteomagnetischen Maasse. 



39 



eine Längsnut der Schiene längs d d" und beim Aufrulien der dritten Schraube auf der 

 glatten Schiene längs d d' das Centrura des Theodoliths bei passender Schiebung längs der 

 Schienen genau mit 0 zusammenfällt. In gerader Fortsetzung dieser zwei Schienen sind nun 

 solche in gleicher Höhe auch beiderseits des Schlitzes d y im Tisch und ebenso, wenn die 

 Scheibe mit ihrem Ausschnitt um 90° gegen d ß hin gedreht wird, auch längs dieses Schlitzes 

 angebracht. Dies gestattet, bei der ersten Stellung der Drehscheibe den auf ihr, über der 

 Mitte des Multiplikators aufgestellten Theodolithen mit der Bifilarsuspension seitwärts nach 

 Y hin in genügende Entfernung vom Multiplikator wegzuschieben und dann nach Drehung 

 der Scheibe um 90° nach a ß hin von ß her eine dort auf einem entsprechenden Dreifuss 

 befindliche unifilare Suspension mit dem zweiten Magnet heranzuschieben und ebenfalls über 

 der Mitte des Multiplikators zu placiren. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass Marken an 

 der Drehscheibe, sowie auf den Schienen gestatten, rasch und genau die ein für alle Male 

 durch erste Versuche bestimmten Lagen der Suspensionsdreifüsse wieder aufzufinden und 

 dass die Drehscheibe nach erfolgter Einstellung mit der Schraube к geklemmt werden kann. 

 — Doppelwände, welche an den dreieckigen Ausschnitt in der Saaldecke anschliessend den 

 Tisch bis über seine Deckplatte hin umgeben, sowie ein auf dieselben über die Instrumente 

 hin dicht aufzusetzender Holzdeckel, der überdies noch mit einem Ueberzug von Ledertuch 

 zu bedecken ist, verhindern während der Beobachtungen jeden Luftzug nach dem Saal hin 

 oder von daher. 



Die unifilare obere Suspension besteht einfach aus einem Messingdreifuss (mit 

 Stellschrauben von gleicher Entfernung wie beim Theodolith), um dessen Centrum eine in 

 der Mitte durchbohrte, in ganze Grade getheilte Kreisscheibe drehbar ist. Zwei kleine 

 Säulen darauf tragen analog wie bei der Gauss'schen Suspension des Unifilarmagnetometers 

 einen horizontalen Cylinder mit Schraubengewinde auf der einen Hälfte, in welches sich der 

 am Cylinder befestigte Suspensionsfaden einlegt und so nach erfolgter erster Justirung beim 

 Auf- oder Abwinden immer im Centrum des Kreises bleibt, da die Schraube dabei durch 

 das eine mutterförmige Lager zu entsprechendem Vorrücken veranlasst wird. Das andere 

 glatte Lager trägt die Klemme zur Feststellung des Cylinders. Ein Index am einen Fuss 

 gestattet die Drehung des Torsionskreises durch Schätzung leicht bis 0;1 abzulesen. Dieser 

 Suspensionsfaden besteht aus einem 20fachen Bündel Coconfaden von derselben Sorte wie 

 oben beim Bifilar. 



Der untere Theil der unifilaren Magnetsuspension unterscheidet sich von der- 

 jenigen des Bifilar-Magnets nur dadurch, dass oben an Stelle der Platte für die Befestigung 

 von 2 Faden ein einfacher Doppelhaken angebracht ist, in welchen das Cylinderchen mit 

 dem in seiner Mitte angebundenen Faden eingehängt wird (siehe Fig. 3 Tafel II). 



Der Trog hat genau dieselbe Grösse, wie derjenige für den Hauptmagnet, so dass 

 eventuell (z. B. zur Ermittlung der Differenz der Localeinflüsse am Ort des Multiplikators 

 und in der Tangentenboussole) auch dieser in denselben gelegt werden kann. 



Der bei den Ablenkungsbeobachtungen in diese Unifilar-Suspension einzulegende Magnet 



