42 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



Zur Ausführung der Ablenkung sbeobach tun g ist es nöthig, den Hauptmagnet in der 

 Normalen zum magnetischen Meridian durch das Centrum des Multiplikators resp. den 

 Mittelpunkt des kleinen Magnets horizontal so hinlegen zu können, dass er um ungefähr 

 3° 30' den letztern aus dem magnetischen Meridian ablenkt. Aus den Daten für sein mag- 

 netisches Moment und der bekannten Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus in Paw- 

 lowsk ergab sich, dass zu dem Ende die Entfernung E der Mittelpunkte der Magnete un- 

 gefähr 1800 mm sein müsse. Es wurden demzufolge zwei Mahagonileisten L von 600 mm 

 Länge, auf welchen durch Aufleimen von zwei schmälern von 12 mm Höhe eine Rinne von 

 36 mm Breite und 12 mm Höhe, i. e. den Querdimensionen des Hauptmagnets hergestellt 

 war, wie Tafel I und Tafel II Fig. 4 im Detail zeigen, vermittelst zweier winkelförmiger 

 Trader T und T so an zwei seitlichen Holz-Tischen Я befestigt, dass sie nach vorausgegan- 

 genen angenäherten Bestimmungen dort bereits nahe in die fragliche Normale fielen und 

 zwei auf dem obern Rand der Leisten gezogene Striche nahezu jene Entfernung vom Multi- 

 plikator-Mittelpunkte hatten. Zur genauem Justirung der Lage dieser Magnet-Träger sind 

 zwei entsprechende aber je bloss 300 mm lange mit Füssen versehene Leisten, wie Tafel I 

 zeigt, an den Enden eines Durchmessers auf einen 60 mm breiten Ring aufgeschraubt, der 

 auf dem ausgedrehten Rande der Holzscheibe unter dem Multiplikator ruht und dessen 

 Drehungen um das Centrum der Scheibe ebenfalls an der erwähnten Kreistheilung vermit- 

 telst eines Index abzulesen sind. Die Rinnen dieser Leisten sind so justirt, dass ihre Mitte 

 genau in dieselbe Höhe wie die Mitte des Hohlraumes im Multiplikator fällt. Auch diese 

 Leisten tragen auf dem obern Rande Striche, auf welche bei der Abmessung der Entfer- 

 nung E die Striche eines Maassstabs einzustellen sind. Hierzu wie auch zur Einstellung der 

 Mitte des Magnets auf die Rand-Striche bei den andern Leisten dient ein über die letztern 

 herüberzulegender Bügel В mit Ausschnitt, in dessen Mitte ein Coconfaden ausgespannt ist 

 (siehe Fig. 4, Taf. II). Der letztere wird durch Schieben des Bügels auf den fraglichen Theil- 

 strich am Rande eingestellt und Maassstab oder Magnet in der Höhlung der Leiste darunter 

 so lange verschoben, bis der Strich auf dem ersten oder das kleine kreisförmige Loch im 

 Centrum des letztern vom Faden bisecirt wird. 



Zwei in massive Kupfercylinder, mit ihren Gefässen eingelassene, in l /° G. getheilte 

 Thermometer, welche beiderseits auf den Tischen neben den Leisten aufgestellt sind (siehe 

 Taf I), sollen die Temperatur des Hauptmagnets bei den Ablenkungsbeobachtungen bestim- 

 men lassen. 



Die Stabilität des Multiplikators und der Ablenkungsschienen wird dadurch garantirt, 

 dass der erstere auf einer massiven Sandsteinplatte steht, welche von zwei aus englischen 

 (eisenfreien) Backsteinen auf dem Mosaikboden des Beobachtungs - Saales aufgemauerten 

 Pfeilern ruht und dass die Tische, an welchen die letztern befestigt sind, zwar mit drei 

 Füssen unmittelbar auf dem Boden aufruhen, aber ausserdem durch in der Tafel I wegge- 

 lassene Klammern fest mit den grossen viereckigen Granitpfeilern verbunden sind, weche 

 die zu andern Zwecken bestimmten Gypssäulen tragen. 



