Wideestands -Einheit in absolutem electeomagnetischen Maasse. 



43 



Zur Messung der Ablenkungen vermittelst der Magnetspiegel steht im Süden vom 

 Multiplikator iD etwas über 4 m Entfernung auf einem runden Granitpfeiler mit besonderem 

 Fundament ein Steinheil'sches Ablesefernrohr grösster Sorte mit 95-maliger Vergrösse- 

 rung. An den Trägern seiner Horizontalaxe sind seitlich Ansätze befestigt, welche die in 

 der Höhe verstellbaren Halter der G 1 as s с а 1 е und des В е 1 е и с h t и и g s s р i е g е 1 dahinter tragen . 

 Die in Millimeter getheilte Glasscale ist von Edelmann in München angefertigt, 1050 mm 

 lang und ringsum mit einer Blende aus geschwärztem Blech eingefasst, so dass im Gesichts- 

 feld des Fernrohrs zwei ganz getrennte scharfe Bilder der Scale von dem fixen und dem 

 Magnet-Spiegel übereinander Platz haben. Der unter 50° zum Horizont geneigte Beleuch- 

 tungsspiegel empfängt sein Licht von einer über der Mitte des Saals sich erhebenden Glas- 

 Laterne (siehe Tafel IV punktirtes Quadrat in der Mitte), da aber die letztere Sprossen hat, 

 so ist über dem Spiegel noch eine matt geschliffene Glasplatte angebracht, welche eine 

 durchweg gleichförmige Beleuchtung der Scale bewirkt. Die Fussplatten der Stellschrauben 

 am Dreifuss des Fernrohrs sind auf dem Steine zur Vermeidung von Verrückungen festgekittet. 



Zur Ausmessung der horizontalen Entfernung von Spiegel und Glasscale dient ein röh- 

 renförmiger, auf der Oberfläche in Decimeter getheilter Messingmaassstab von 4 m Länge; 

 in demselben verschiebt sich am einen Ende eine kürzere, auf ein Decimeter in Millimeter 

 getheilte engere Röhre, deren Theilung durch einen Ausschnitt mit Nonius im äussern Rohr 

 abzulesen ist. Der Nullpunkt des Nonius ist so gestellt, dass man an der Theilung des 

 Schiebers den Millimeterstrich 0 abliest, wenn das abgerundete äussere Ende desselben in die 

 Ebene des senkrecht zur Axe eben abgeschliffenen und dem Nullpunkt der Decimeter-Thei- 

 lung entsprechenden Stabendes fällt. Das Anlegen einer Spiegelplatte an das Ende erlaubt 

 die Erfüllung dieser Bedingung genau zu prüfen. Dieser Stab wird bei der Messung zur 

 Vermeidung von Biegungen auf eine eben abgehobelte auf die hohe Kante gestellte, durch 

 Stative in passende Höhe gebrachte und horizontal nivellirte Holzlatte gelegt, über welche 

 er nur an den Enden etwas vorsteht. Das massive Ende der Röhre, das dem Theilpunkt 

 4 m entspricht, wird an die mit ihrer Theilfläche nach einem Senkel genau vertikal gestellte Glas- 

 scale in ihrer Mitte angestossen resp. dasselbe oder irgend ein Decimeterstrich mit der 

 Spitze eines kleinen, längs der Theilfläche herabhängenden Senkels (Coconfaden) zur Coin- 

 cidenz gebracht und darauf am andern Ende der Schieber ausgeschoben, bis sein äusseres 

 abgerundetes Ende eben den Spiegel berührt. Die Ablesung der Millimeter-Theilung am 

 Nonius und des fraglichen Decimeters am andern Ende gibt die gesuchte Länge. 



Justirung des Multiplikators und der zugehörigen Apparate. Das Ablesefern- 

 rohr wurde zuerst nivellirt, darauf soweit ausgezogen, dass der Faden des in den Multipli- 

 kator eingehängten Unifilar-Magnets sichtbar war und nun nach Entfernung des Multiplika- 

 tors die Gewichts -Vertheilung der Suspension so justirt, dass die, durch die erwähnte 

 Durchbohrung markirte Mitte des Magnets bei der Meridianstellung und bei der Transver- 

 sallage in die vertikale Verlängerung des Auf hängefadens fiel; dasselbe geschah hierauf mit 

 dem zugehörigen messingenen Torsionsstab, wobei aber nur an diesem ein Auflegegewicht 



6* 



