44 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



verschoben wurde. Nachdem hierauf der Spiegel am Magnet so justirt war, dass er die Mitte 

 der Scale in's Fernrohr reflectirte, wurde nochmals untersucht, oh dadurch jene Bedingun- 

 gen nicht verändert worden seien. Darauf wurde der Multiplikator wieder eingesetzt und 

 seine Drehungsaxe durch Drehen der Stellschrauben an der Holzscheibe vertikal gemacht. 

 Mit einem Niveau wurde dann constatirt, dass dabei auch diese selbst und der Hohlraum des 

 Multiplikators in jeder Stellung genau genug horizontal seien. Endlich Hess sich durch Ab- 

 messungen genügend sicher constatiren, ob dabei auch der Mittelpunkt des Magnets mit der 

 Mitte des Multiplikators oder seiner Drehungsaxe coincidire, resp. eine bezügliche Correc- 

 tion durch Verschiebung der oberen Suspension ausführen. 



Um die Normale zum Meridian für die Ablenkungs - Beobachtungen zu fixiren, wurde 

 zunächst dieser für den Magnet dadurch ermittelt, dass man in der üblichen Weise ab- 

 wechselnd den Magnet und seinen Torsionsstab in den Trog legte und am Torsionskreise oben 

 drehte, bis in beiden Fällen derselbe Scalentheil hinter dem Vertikalfaden des Fernrohrs 

 erschien. Jetzt brachte man die nähern Schienen durch Drehung des Ringes ungefähr in die 

 Verlängerung des Magnets, legte den Hauptmagnet auf die eine Leiste und drehte dann um 

 eine kleine Grösse soweit noch nach, bis sein Auflegen keine Ablenkung desUnifilar-Magnets be- 

 wirkte. Dasselbe geschah durch Auflegen auf die andere Schiene, worauf dasMittel beider, nur um 

 0°2 verschiedener Ablesungen des Ring-Indexes am Kreise als Meridian-Stellung dieser Schie- 

 nen betrachtet wurde. Eine Drehung des Rings um 90° brachte sie also in die normale Lage 

 zum Meridian. Es wurde jetzt derUnifilar-Magnet aus dem in den Meridian orientirten Multi- 

 plikator entfernt und ein Messingmaassstab des physikal. Centrai-Observatoriums von derselben 

 Dicke wie die Magnete und einer Länge von 7 englischen oder russischen Fussen (der Stab 

 ist der ganzen Länge nach in Zolle und der erste Zoll am einen Ende ausserdem auf ein- 

 gelassenem Silber in Linien und die erste Linie in 0,1 Linien getheilt) durch die Höhlung 

 des Multiplikators durch auf die beiden Schienen gelegt. Nachdem dabei zugleich erkannt 

 worden war, dass nach der ersten Justirung dieser Schienen dieselben in der That in die 

 gleiche horizontale Gerade fallen und die Mitte ihrer Rinnen genau der Mitte des Hohlraums 

 des Multiplikators entsprechen, wurde jetzt der Stab nach der einen Seite soweit ausge- 

 schoben, dass sein äusseres Ende auf die Schiene am einen Seitentisch zu liegen kam und 

 die letztere durch Heben oder Senken ihrer Träger und Verschieben auf diesen so gestellt, 

 dass der Stab horizontal war und am einen Rand derselben durchweg genau anlag, während 

 dasselbe auch bei den beiden centralen Schienen der Fall war. Dabei erfolgte auch gleich die 

 Justirung der richtigen Entfernung der Schienen. Ein von ihrem einen Rande um ungefähr 

 die halbe Länge des Hauptmagnets entfernter Strich wurde dabei so placirt, dass sein Abstand 

 vom Multiplikator-Centrum 71 Zoll betrug, also auch die Entfernung der Magnet-Centren, 

 wenn der Mittelpunkt des Hauptmagnets mit diesem Strich coincidirte, gleich 71 Zoll war. 

 (Ein zweiter Strich auf den Schienen liegt ein Zoll näher dem Centrum). Bei der beschriebe- 

 nen Einrichtung konnte man sich aber offenbar nicht darauf verlassen, dass die so justirte 

 Entfernung immer genau dieselbe bleibe. Es wurde daher durch Hinzufügung von zwei, je 



