Widerstands -Einheit in absolutem electromagnetischen Maassu. 



11 



citätscoefficienten ihrer Substanz darstellen und der Index a andeuten soll, dass dieWerthe 

 aller Grössen für den Moment a gelten sollen, wo der Magnet eben senkrecht zum Meridian 

 gestellt worden ist. Hierbei ist stillschweigend zugleich vorausgesetzt, dass die Windungen 

 des Multiplikators auch senkrecht auf den magnet. Meridian stehen und in dieser Lage der 

 Eisengehalt keine ablenkende Kraft auf den Magnet ausübt. 



Der Winkel z a wird also am Torsionskreis abgelesen und die ihn definirende Gleichung 

 (16) wird auch bei veränderten Werthen von H a , M a , etc. stets gelten, so oft der Magnet 

 genau senkrecht zum magnetischen Meridian steht. Das aber wird für dieselbe Scalenab- 

 lesung n a im Fernrohr, wie bei der ursprünglichen Einrichtung des Bifilars, immer der Fall 

 sein, wenn sich der magnetische Meridian inzwischen nicht erheblich geändert hat und ebenso 

 die relative Stellung von Magnet und Spiegel an seiner Suspension, sowie von Fernrohr und 

 Scale dieselbe geblieben ist. 



Die letztern 2 Bedingungen können durch die Construction des Apparats leicht erfüllt 

 werden. Was die erstere betrifft, so ist die Aenderung Ç des Torsionswiukels z, welche einer 

 Variation 8 der Declination entspricht, beim Bifilar-Magnetometer gegeben durch: 



, „ 1 — COS à ,t r>\ 



Für z = 46° (Torsionswinkel bei unserm Instrument) und für Ç = ± 10' (Maximum 

 der Amplitude der täglichen Variation der Declination in Pawlowsk, Störungstage ausge- 

 schlossen) folgt hieraus: Ç = ± 0",9. Da der Werth eines Scalentheils bei unserm Bifilar 

 in runder Zahl = 25" war, so ist der vorstehende Betrag von Ç kleiner als a / 2o Sealentheil 

 d. h. kleiner als der Beobachtungsfehler. Wenn also nur die Einrichtung des Bifilars unge- 

 fähr zur Zeit mittlerer Declination erfolgt ist, so wird, wenigstens bei unserm Instrument, 

 unabhängig von den normalen Variationen der Declination die Ablesung n a an der Scale 

 stets innerhalb der Beobachtungsfehler eine senkrechte Lage der Magnetaxe zum magnet. 

 Meridian repräsentiren. 



Der Ablesung n u an der Scale wird endlich auch so lange als Torsionswinkel des Bifi- 

 lars der ursprünglich bestimmte Werth z a entsprechen, als die obere Suspension (Verbin- 

 dungslinie der beiden Faden) ihre relative Lage zur untern bei dieser Scalenablesung nicht 

 verändert hat. Hat man aber Grund, bei der obern Suspension des Magnets eine solche Ver- 

 änderung zu vermuthen, so lässt sich der eventuelle neue Werth von z u ohne die ursprüng- 

 liche, umständliche Aufsuchung des magnetischen Meridians etc. leicht in der Art be- 

 stimmen, dass man den Magnet im Schiffchen durch den Torsionsstsab ersetzt und dann am 

 Torsionskreis dreht, bis angenähert dieselbe Scalen-Ablesung n a im Fernrohr eintritt. Die 

 Differenz der neuen Ablesung am Torsionskreis und der weitern, die bei wieder eingelegtem 

 Magnet ebenfalls genau dieselbe Scalen-Ablesung n a am Magnetspiegel gibt, repräsentirt 

 offenbar wieder den neuen Torsionswinkel. 



Nachdem so der Torsionswinkel z a und die entsprechende Scalen-Ablesung n n , die als 



