Widerstands -Einheit in absolutem electkomagnetischen Maasse. 5 



ist, wobei s den täglichen Gang des benutzten Chronometers in Secunden (bei dadurch be- 

 schleunigtem Zurückgehen des Chronometers als positiv aufgefasst) und a das Mittel der 

 Anfangs- und End- Amplitude der Schwingungen (Entfernung der äussersten Stellungen von 

 der Gleichgewichtslage des Magnets) in Graden ausgedrückt darstellen. 



Den Quotienten ^ haben sowohl W.Weber als H.F.Weber dadurch bestimmt, dass 

 sie den Multiplikatormagnet auf einen andern in der ersten Hauptlage ablenkend einwirken 

 Hessen, wobei die Abmessung der Entfernung ihrer Mittelpunkte und die Beobachtung des 

 Ablenkungswinkels des Hülfsmagnets unmittelbar zur Kenntniss jenes Quotienten führen. 

 Warum schon F. Kohlrausch und nach seinem Vorgang auch Dorn den ersten Theil des 

 Ausdruckes 6. so umgeformt haben, dass in ihren Gleichungen: 



statt: steht: Ш& ' т " 



2НТ 0 °" ѵ '" ѵ - 2(и*ч-ѴМГ 



vermag ich nicht einzusehen. Der zweite Ausdruck erfordert statt der Ermittlung der aus 

 einer Operation zu gewinnenden Grösse Ц diejenige des schwer zu bestimmenden Trägheits- 

 moments N sowie des Quadrats des magnetischen Moments M (resp. in den Schlussformeln 

 bei Kohlrausch S. 14 unten und beiDorn S. 775 Gleichung (6) des Quadrats von H, was 

 ganz auf dasselbe hinauskömmt), wozu ausser jener Operation für Bestimmung von 4| noch 

 eine Reihe von Messoperationen insbesondere Messung von Schwingungsdausern nöthig sind 1 ). 



Bei meinen Bestimmungen habe ich daher an der Form (6) der Gleichung für TT fest - 

 gehalten und also den Quotienten ^ ebenfalls einfach durch Ablenkungsbeobachtungen er- 

 mittelt. 



Am meisten divergiren die verschiedenen Forscher bei Bestimmung der Empfindlich- 

 keitsconstanten Cdes Multiplikators. W.Weber und H.F.Weber haben dieselbe nach dem 

 Biot-Savart'schen Gesetz durch Rechnung aus der Form und den Dimensionen des Multi- 

 plikators und Magnets abgeleitet, wesshalb sie zur Erzielung einer genügenden Annäherung 

 genöthigt waren, die Windungen des Multiplikators in einem grösseren Abstand um den 

 Magnet herumzuführen. Dies hat aber anderseits wieder eine bedeutende Verkleinerung des 

 logarithmischen Décréments X bei geschlossenem Multiplikator zur Folge, was die Sicher- 

 heit seiner Bestimmung beeinträchtigt. 



Um diese Schwierigkeit zu umgehen, hat Dorn den Strom einer galvanischen Batterie 

 als Stammstrom durch eine Tangenten-Boussole und als schwächeren Zweigstrom durch den 

 Multiplikator geleitet, was nach Bestimmung des Verhältnisses der Widerstände der beiden 

 Zweige aus der Beobachtung der gleichzeitigen Magnet- Ablenkungen in beiden Instrumenten 



1) In einer neuesten Notiz : «Ueber einige Bestim- 

 mungsweisen des absoluten Widerstandes einer Kette, 

 welche einen Erdinductor und ein Galvanometer enthält» 

 (Sitzungeber, der math.-phys. Classe der k. bayer. Akad. 



derWiss. 1883, II. Heft) schlägt jetzt auch Herr F.Kohl- 

 rausch als eiue Verbesserung der von ihm befolgten 

 Messmethode die Rückver Wandlung der obigen Aus- 

 drücke iqdie ursprünglichen von W. Weber vor!! 



