Widerstands -Einheit in absolutem electromagnetischen Maasse. 45 



um 1 3 Zoll vom Multiplikator-Centrum abstehende Striche auf den centralen Schienen er- 

 möglicht, die fragliche Entfernung resp. den Abstand 2 E der Striche auf den entfernten 

 Schienen bei jeder Beobachtung in folgender einfacher Weise genau zu messen. Der erwähnte 

 Messingmaassstab von 84 Zoll Länge wird zuerst so auf die Schienen gelegt, dass der 84. 

 Zoll z. B. mit dem entferntem Strich der Schiene am westlichen Tisch coincidirt, was mit 

 Hülfe des erwähnten Bügels und einer Lupe bis auf weniger als У 20 mm. erreicht werden 

 kann, worauf man am andern Ende desselben die Stellung des Striches auf der östlichen cen- 

 tralen Schiene an der feinen Theilung des ersten Zolls auch wieder mit Hülfe des Bügels bis 

 auf 0,001 Zoll 0,025 mm. genau ablesen kann; man verrückt dann den Stab um ein Weni- 

 ges bis der 26. Zollstrich desselben mit dem Strich auf der westlichen centralen Schiene 

 coincidirt und liest wieder die Stellung des Strichs auf der östlichen centralen Schiene an 

 der Theilung ab; endlich schiebt man den Maassstab soweit nach Osten, dass der 84. Zoll 

 mit dem Strich der östlichen centralen Schiene coincidirt, dann fällt sein anderes Ende auf 

 den äussern Strich der Schiene am östlichen Tisch und man kann die Stellung des letztern 

 ebenfalls wieder an der MaasssÇab-Theihmg genau ablesen. Heissen wir die Ablesungen an 

 der feinen Maassstab -Theilung in diesen 3 Fällen resp. a, b und c, wobei also durchweg die 

 betreffenden gemessenen Längen kürzer als 84 resp. 26 Zoll vorausgesetzt werden, so hat 

 man offenbar: 



2 E*= 2.(0 — 84) — (0 — 26) — а ч-b — с 



wenn wir mit (0 — 84) und (0 — 26) die wahren Längen des Maassstabs zwischen dem 

 0. und 84. und dem 0. und 26. Zollstrich bezeichnen und für die um ein Zoll kürzere Entfer- 

 nung wird sein: 



2Д==2(0 — 83) — (0 — 26) — a'-i-Ь' — d. 



Es sind somit nur die 3 Stücke des Maassstabs von 0 — 26, 0 — 83 und 83 — 84 

 zu verificiren. 



Ganz entsprechend wie oben beim Unifilar-Magnet wurde die untere Suspension des 

 Bifilar-Magnets so regulirt, dass sowohl das Centrum des Magnets als des Torsionsstabes 

 genau vertikal unter die Mitte zwischen den beiden Faden zu liegen kam und darauf die obere 

 Suspension corrigirt, bis das Centrum des Magnets auch wieder der Mitte des Multiplikators 

 entsprach. Marken an den Schienen der Drehscheibe für die Schraubenspitzen der beiden 

 Suspensionsdreifüsse Hessen dann jeweilen diese Stellungen sowohl für den Unifilar-Magnet 

 als Bifilar-Magnet genau genug wieder auffinden. 



Die Symmetrie-Stellung des Multiplikators wurde zuerst angenähert dadurch bestimmt, 

 dass man einen constanten Strom abwechselnd in der einen und andern Richtung durch die 

 Multiplikatorwindungen leitete und durch Drehen der letztern schliesslich gleiche Ablenkun- 

 gen des Magnets nach beiden Seiten erzielte. Bei den eigentlichen Messungen ergab sich 

 dieselbe genauer aus der Beobachtung der beiderlei logarithmischen Décrémente (X) p und 

 POwoo- 



