46 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



2. Tangenten-Boussole. 



Da ich die Wahl eines recht grossen Durchmessers der Draht-Windungen stets als 

 Haupterforderniss für die Herstellung einer genauen Tangenten-Boussole angesehen habe, 

 so bevvog ich meinen verstorbenen Collegen H. von Jacobi, als es sich im Jahre 1871 

 darum handelte, zu gewissen absoluten Messungen der Stromstärke eine Tangenten-Boussole 

 für das physikalische Cabinet der Akademie der Wissenschaften anzuschaffen, eine solche 

 von 1 m Durchmesser der Stromkreise nach dem Helmholtz'schen Principe construiren zu 

 lassen. Dieselbe wurde in der That vom Mechanikus Brauer in St. Petersburg ausgeführt, 

 indessen von Herrn von Jacobi wegen seines bald darauf erfolgten Todes nicht mehr be- 

 nutzt. Obschon für den vorliegenden Zweck, wo es sich darum handelte, vor Allem mit der 

 grössten Schärfe die Durchmesser aller Kreisströme und ihre Entfernung von einander aus- 

 messen zu können, eine theilweise Umarbeitung des Instruments und besonders die Anfer- 

 tigung neuer Drahtwindungen geboten erschien, entschloss ich mich doch dazu, dasselbe 

 hierzu zu verwerthen, weil das bedeutende Alter (10 Jahre) der aus mehrfach geleimtem 

 Eschenholz bestehenden Holztheile, insbesondere auch der hölzernen, radartigen Unterlagen 

 für die Drahtwindungen eine grössere Garantie für unveränderte Erhaltung darbot. Aus der 

 Umarbeitung dieses Instruments, die in der Werkstätte des physikalischen Centrai-Observa- 

 toriums von Herrn Mechanikus Freiberg unter meiner unmittelbaren Leitung ausgeführt 

 wurde, ist die in Tafel III in perspectivischer Ansicht dargestellte Tangenten Boussole für 

 die vorliegende Untersuchung entstanden. 



Auf einer massiven hölzernen Grundplatte mit zwei messingenen Stellschrauben und 

 einer dritten fixen Messingspitze als Fuss erhebt sich im Centrum eine messingene oben und 

 unten conisch abgedrehte Axe, auf welcher eine kräftige, aufgeschliffene Messingbüchse als 

 Träger der übrigen Theile des Instruments aufruht. Ein an ihr befestigter Index weist auf 

 einen in ganze Grade getheilten, auf der Grundplatte aufgeschraubten Messing-Limbus zur 

 Messung der Drehungen der Hülse um die Axe und ein Klemmarm mit Mikrometer-Schraube 

 und Federhaus ermöglicht hierbei die nöthige Feinstellung. 



Oben auf der Messingbüchse ist die Grundplatte eines viereckigen Holzkastens aufge- 

 schraubt, dessen vordere und hintere Wand aus abnehmbaren, durch Tuch-Beschlag an den 

 Rändern staubdicht anschliessenden Thüren bestehen. In der Mitte der festen Seitenwände 

 dieses Kastens sind je kreisförmige Scheiben a a aufgeschraubt, in deren Centrum je nach 

 aussen durch eine entsprechende Bohrung in der Wand durchgehende Cylinder aus Bock- 

 Holz von 102 mm Dicke und 70 mm Länge mit Schrauben befestigt sind. Diese aussen 

 vorstehenden Cylinder dienen gewissermaassen als Axen für die beiden Räder, deren äussere 

 Peripherie zur Aufnahme der Drahtwindungen bestimmt ist. Um diese Räder auf ihren 

 Axen parallel und in die richtige Entfernung vom Centrum des ganzen Instruments bringen 

 zu können, sind am Rande der Holzscheiben a a drei Messingschrauben Ь Ь h mit Griffen in 



