Widerstands -Einheit in absolutem electr'omagnetischen Maasse. 49 



die Holz -Räder ganz zu verlassen und statt derselben (da die Anwendung von Metall dafür 

 wegen des bei der grossen Masse fast unvermeidlichen Eisengehalts nicht thunlich erschien 

 und überdies die Benutzung blanker, allein sicher auszumessender Drähte für die Windungen 

 sehr erschwert hätte) Glasscheiben zu benutzen. Zur Vermeidung einer merklichen Erwär- 

 mung der Drähte beim Durchleiten eines Stromes, der die Magnetnadel um ЗУ 2 ° ablenken 

 würde, erwies es sich zufolge einer angestellten Berechnung als nothwendig, mindestens 

 1 -mra dicken Draht zu verwenden — dickerer schien mir der Steifigkeit halber nicht 

 brauchbar — und beiderseits mindestens 3 Windungen desselben zu benutzen. Die Glas- 

 scheiben hätten also bei bloss 0,8 mm Abstand der Windungen unter sich und vom Rande 

 mindestens 6 mm dick sein müssen, also zusammen ein Gewicht von über 22 Kilogramm 

 ausgemacht. Dieses grosse Gewicht, welches metallene Axen erheischt hätte, vor Allem aber 

 der Umstand, dass der Fabrikant, welcher die Lieferung der Scheiben anfänglich zugesagt 

 hatte, später die bis auf ±0,1 mm genau kreisrunde Herstellung derselben für unmöglich 

 erklärte, veranlasste mich doch wieder auf die Holzräder zurückzukommen und einen Ver- 

 such zu machen, dieselben mit Streifen von Ebonit an ihrer Peripherie zu bekleiden. Um 

 dabei der sehr verschiedenen Ausdehnung von Holz und Ebonit Rechnung zu tragen, wurden 

 4 je einen Quadranten bedeckende, 6 mm dicke Stücke, welche zwischen sich Zwischen- 

 räume von 0,5 mm übrig Hessen, vermittelst einer grössern Zahl von Messingschrauben auf 

 die Rad périphérie aufgeschraubt, darauf das Ganze auf der Drehbank centrisch zur Axe 

 des Rades abgedreht und eine Furche von г / 3 mm Tiefe in einer Schraubenlinie von 1,8 mm 

 Ganghöhe und von 1 6 Umgängen eingeschnitten. Diese Operationen, wie auch das Einlegen 

 von 1 5 Windungen eines 1 mm dicken Kupferdrahtes (Claviersaitendraht) in diese Furche 

 und die Befestigung der Enden unter zwei eingelassenen Klemmschrauben gelang über Er- 

 warten gut, wie die weiter unten mitzuteilenden Messungsresultate lehren und ebenso Hess 

 auch die Constanz des Ganzen in der Folge Nichts zu wünschen übrig. 



Zwei Querstäbe mit Millimeter -Theilungen an den Enden, von denen der eine A oben 

 an die Suspensionsröhre und der andere В unten an die Metallbüchse angeklemmt sind, so 

 dass sie die Drahtwindungen auf den Rädern nicht (so wie es nach der Figur scheinen 

 könnte) berühren, sondern ihnen mit scharfer Kante nur nahe gegenüberstehen, erlauben 

 die Entfernung der Windungen vonneinander und von der Vertikalaxe des Instruments mit 

 Hülfe von Mikrometer-Fernrohren genau zu messen. Diese Mikrometer-Fernrohren (eins 

 oben, eins unten) gehören einem von Turettini in Genf angefertigten Cathetometer an, 

 das in 0,8 m Entfernung vom Apparate aufgestellt ist und bei dieser Distanz 0,01 mm 

 (entsprechend 1 Theil der Mikrometer-Trommel) mit voller Sicherheit messen lässt. Zu 

 dem Ende sind die Niveaux auf den Fernröhren so empfindlich gewählt, dass der Bogen- 

 werth eines Theils ihrer Theilung ist: 



1 Theil = 4". 



Mémoires de l'Acad. Imp. deg scioncos, Vilms Serie. 



