50 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



Zur Bestimmung des Durchmessers der äussersten Drahtwindungen werden die beiden 

 Fernröhren auf die Ränder des Drahtes am Ende eines vertikalen Durchmessers eingestellt, 

 dann das Kathetometer gedreht, bis ein seitlich von der Boussole in gleicher Entfernung 

 vertikal aufgestelltes, in Millimeter getheiltes Messingmeter in denselben erscheint und mit 

 den Mikrometern die Distanz von den nächsten Strichen gemessen. Während diese Bestim- 

 mung bei einer relativen Stellung von Kathetometer und Tangenten-Boussole geschieht, 

 wie sie Tafel IV im Grimdriss darstellt, wird dagegen der Unterschied der Durchmesser der 

 aufeinanderfolgenden Windungen erhalten, indem man die Tangenten-Boussole angenähert 

 um 90° dreht und am Mikrometer die Differenz der Einstellungen des Horizontalfadens je 

 auf die äusserste und die weiterhin folgenden Kuppen der Drähte abliest. 



Sowohl das Kathetometer als die Tangenten-Boussole stehen auf Holzdreifüssen (die 

 selbst auf, im Mosaikboden eingelassenen fundamentirten Kalksteinplatten ruhen) von pas- 

 sender Höhe, wobei diejenige der Tangenten -Boussole so bemessen ist, dass der Magnet 

 derselben sehr nahe in dieselbe Horizontale mit dem des Multiplikators fällt. Um, wie bei 

 diesem, Ablenkungen des Magnets durch Batterieströme und insbesondere Beruhigung des- 

 selben durch solche bewirken zu können, sind im Innern des Kastens an den Scheibep a 

 centrisch zu ihnen Dralitspulen с (Tafel III) angebracht, von welchen, wie die Fig. zeigt, 

 Drähte zu den Klemmschrauben f aussen am Kasten führen. Fernrohr und Scale endlich 

 zur Ablesung des Magnetspiegels an der Tangentcn-Boussole unterscheiden sich in Nichts 

 von denen beim Multiplikator; die Scale ist möglichst genau in dieselbe Entfernung vom 

 Spiegel wie bei diesem gebracht. 



Alle Metall-Theile der Tangenten- Boussole sind bei der Untersuchung am Magneto- 

 meter als eisenfrei befunden worden. Dieselben treten überdies nirgends näher als 200 mm 

 an den Magnet heran. 



Justirung der Tangenten -Boussole. Nachdem der ganze Apparat vermittelst 

 eines auf den Deckel des Kastens aufgesetzten Niveaus nivellirt d. h. die Drehungsaxe des 

 letztern vertikal gemacht worden war, wurde der Magnet, das kleine Kästchen h und der 

 Torsionskopf t der Suspensionsröhre entfernt und ein an einem Fadencylinderchen ange- 

 knüpftes und durch dieses in den Halter x an der Decke befestigtes Senkel durch die 

 Suspensionsröhre heruntergelassen, bis seine Spitze sehr nahe über die Elfenbeinspitze 

 in der Mitte der Platte des Bockes к zu liegen kam. Durch Drehen der Boussole um ihre 

 Vertikalaxe und Verschieben der Schlitten s' s' der Senkelsuspension brachte man es bald 

 dahin, dass die Senkelspitze mit der Drehungsaxe coincidirte, worauf dann durch Justiren 

 der Platte mit den seitlichen Schrauben auch die Elfenbeinspitze sehr genau in diese Dre- 

 hungsaxe gebracht werden konnte. Jetzt wurde dasselbe Senkel am Torsionskopf eingehängt 

 und durch abwechselndes Verschieben der Schlitten s s und Anspannen der vier Drähte be- 

 wirkt, dass der Faden bei q in die Axe der Suspensionsröhre zu liegen kam, während zu- 

 gleich die Senkelspitze mit der Elfenbeinspitze coincidirte resp. in die Drehungsaxe fiel. 

 Dann ist also auch die Röhre q unten an der Suspensionsrohre centrisch zur Drehungsaxe. 



