52 



H. Wild, Bestimmung des Wertetes der Siemens'schen 



bei Rad links 



bei Rad rechts 



oben bei A 

 unten bei В 



252,3 mm 

 253,2 » 



253.6 mm 



252.7 » 



Hat man diese an den Maassstäben A und В abzulesenden Entfernungen durch Dre- 

 hen der Schrauben b und Anziehen oder Nachlassen der Schraubenmuttern cl hergestellt, 

 so bleibt nur noch übrig den Parallelismus auch der horizontalen Durchmesser der Räder 

 nochmals mit dem Calibermaassstab zu controlliren. 



Zur Orientirung der Drahtwindungen parallel dem magnetischen Meridian wurde 

 unter Durchleitung eines Stromes durch dieselben die Boussole um ihre Vertikalaxe gedreht, 

 bis der letztere keine Ablenkung mehr am Magnet bewirkte (man beobachtete dabei seinen 

 Spiegel durch das seitliche Fenster 0"), der Horizontalkreis abgelesen und nun um 90° an 

 diesem zurückgedreht. 



Beim selben Theil der Untersuchung, zu welchem die Tangenten - Boussole gebraucht 

 wird, nämlich bei dem der Empfindlichkeitsbestimmung des Multiplikators, ist es auch 

 nöthig, die Verhältnisse der Widerstände zweier Zweige zu messen, in deren einem der Multi- 

 plikator sich befindet (siehe S. 6 und 22); ebenso ist behufs Vergleichung mit den Resul- 

 taten anderer Forscher die Bestimmung des Verhältnisses des absolut gemessenen Multi- 

 plikator-Widerstandes zu dem einer Siemens'schen Einheit geboten. Um alle diese Operatio- 

 nen rasch und bequem, mit möglichst geringer Störung des Temperatur - Gleichgewichts 

 und ohne Hinzufügung neuer längerer Verbindungsleitungen und dergleichen bewerkstel- 

 ligen zu können, schien es mir am passendsten die Abzweigungsstellen des Stromes von 

 der Tangenten - Boussole, sowie die Enden der Leitung zum Multiplikator unmittelbar zu 

 der Wheatstone'schen Brücke selbst zu verlegen und diese in einiger Entfernung vom Beob- 

 achter aufzustellen. 



Die Wheatstone'sche Brücke wurde demgemäss auf einem besondern Tische aufge- 

 stellt und erhielt die, durch die Tafel V dargestellte Einrichtung. Fig. 1 repräsentirt die 

 Anordnung, welche zu blossen Widerstandsmessungen d. h. Vérification der einzelnen Wider- 

 stände der Siemens'schen Widerstandskasten untereinander, sowie nach einer Siemens- 

 schen Dosen-Einheit und zur Calibrirung des Rheostatendrahts getroffen wurde, Fig. 2 die 

 zur Bildung der besprochenen Verzweigung zwischen dem Multiplikator und dem Shunt- 

 Zweige S vorgenommene Modification derselben, endlich Fig. 3 und 4 die für die Wider- 

 standsmessung dieser beiden Zweige auszuführenden Umlegungen von Bügeln in den 

 Quecksilbernäpfen. 



Was zunächst die allgemeine Einrichtung der Brücke betrifft, so ist sie dem Schema 

 auf Seite 27 angepasst und unterscheidet sich nur durch einige Vervollständigungen von 

 derjenigen, welche ich schon 1878 in meiner oben citirten Abhandlung «Ueber die Be- 



3. Widerstands -Apparat. 



