Widerstands -Einheit in absolutem elektromagnetischen Maasse. 53 



Stimmung der absoluten Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium» S. 24 

 beschrieben und durch eine Skizze dargestellt habe. Sie enthält insbesondere wie jene statt 

 eines geradlinig ausgespannten Drahts (а Ъ im Schema S. 27) zur Herstellung einer com- 

 pendiösern Form einen Rheostaten В (Tafel V Fig. 1), bei welchem der fragliche Draht 

 schraubenartig auf einen Marmorcylinder aufgewickelt ist 1 ). Diesen Rheostaten habe ich 

 aus einem gewöhnlichen Jacobi'schen Agometer dadurch hergestellt, dass ich an beiden 

 äussern Enden, der in dem Marmorcylinder eingelassenen Messingaxen amalgamirte Kupfer- 

 scheiben befestigte, welche in halbcylindrische, isolirt am Gestell befestigte amalgamirte 

 Kupfertröge mit Quecksilber eintauchen, so dass der an der Berührungsstelle der Contact- 

 Rolle mit dem Neusilberdraht eintretende Strom, sich von dieser aus nach beiden Seiten 

 über den Draht zu den beiden Axen, an denen seine Enden eingeschraubt sind, und von 

 diesen unbeschadet eines guten Contacts zu den Kupfertrögen und weiterhin verzweigen 

 kann. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass auch die Lager der Metallaxen von dem qua- 

 dratischen Rahmen - Gestell durch Ebonit isolirt sind. Die Contact- Rolle aus Neusilber ist 

 ausser durch ihre Metall-Lager auch noch durch zwei starke, auf ihrer Axe schleifende 

 Federn mit dem gabelförmigen Halter verbunden, an dem unmittelbar die mit dem einen 

 Pol der Batterie durch den Draht В verbundeneKlemmschraube s sitzt. Er selbst ist um ein 

 Charnier drehbar und kann durch eine mehr oder minder zu spannende Spiralfeder nach 

 Belieben stärker oder schwächer an den Walzendraht angepresst werden. Die Fortbewe- 

 gung dieser Walze und damit die Verschiebung der Contact-Stelle wird bezüglich der gan- 

 zen Umdrehungen an einer seitlichen linearen Theilung l und für Bruchtheile derselben an 

 einer in 100 Theile getheilten Kreisscheibe к am einen Ende des Cylinders gemessen, wobei 

 0,1 Theil resp. 0,001 Umdrehung noch leicht genau geschätzt werden können. Bei dem 

 aufgewickelten Neusilberdraht von 1,9 mm Dicke entsprechen bei 20° C. 10 Umgängen 

 desselben in runder Zahl: 0,249 S. E. Widerstand, so dass also, wenn nur im Uebrigen 

 die nöthigen Bedingungen der Empfindlicheit erfüllt sind, noch 0,0000249 S. E. zu messen 

 wären resp. 0,001 Umdrehung der Walze entsprechen. Die Drehung der Walze kann ver- 

 mittelst des abgekürzt gezeichneten Holzstabes h, der durch ein cardanisches Gelenk g mit 

 ihrer Axe verbunden ist, aus beliebiger Ferne erfolgen. Für den vorliegenden Gebrauch 

 wurden einige Stahlschrauben am Rhéostat durch solche aus Neusilber ersetzt, so dass er 

 jetzt ganz eisenfrei ist. 



Vom früheren Apparat unterscheidet sich der jetzige hauptsächlich dadurch, dass be- 

 hufs Anwendbarkeit der beiden, Seite 26 und folgende erwähnten Hauptmethoden der Wider- 

 standsbestiramung und um zugleich die Widerstände der Zweige w,und w 2 den zu verifieiren- 



1) Dieser Rhéostat, den auch schon Hr. 0. Chwolson 

 in seiner Abhandlung «Ueber einen von M. H. v. Jacobi 

 construirten Quecksilber-Rheostaten» (Bullet, de l'Acad. 

 Imp. des sc. de St. Pétersbourg, T. XXII, p. 409, October 

 1876) kurz beschrieben und im Grundi iss abgebildet hat, 



ist offenbar Herrn F. Kohlrausch nicht bekannt ge- 

 worden, da er desselben bei Beschreibung seiner nur un- 

 wesentlich davon abweichenden Brücken-Walze (Verh. 

 der phys.-med. Ges. zu Würzburg, N. F. XV. Bd. Febr. 

 1880) nicht erwähnt. 



