W IDEESTANDS -ЕШБЕІТ IN ABSOLUTEM ELEKTROMAGNETISCHEN MAASSE. 



55 



werden. Um diese Zweige nach Belieben in ihrer Combination mit 3 und 4 vertauschen zu 

 können, ist zwischen den 4 Quecksilbernäpfen 5, 5', 6 und 6' ein Commutator eingerichtet. Er 

 besteht aus 4 Kupferbügeln, welche isolirt an einem Holzklotz befestigt sind und von denen 

 zwei auf der einen Seite desselben so gestellt sind, dass sie 5 und 6, sowie 5' und 6' mitein- 

 ander leitend verbinden. Kehrt man den Klotz um, so werden durch die andern beiden Drähte 

 über's Kreuz 5 und 6' sowie 5' und 6 verbunden Die Einschaltungsstellen für zu verifici- 

 rende Widerstände befinden sich bei a und &, wobei die Quecksilbernäpfe 3 und 3' mitbenutzt 

 werden. Man braucht z. B. bei der Anordnung in der Fig. 1 nur den Bügel 1 — 2 vom Napf 

 2 nach dem freien Loch in 3 zu verlegen, um die Siemens 'sehe Dosen-Einheit in den 

 Zweig 3 einzuschalten und ebenso wird der Hülfswiderstand w (,0,02 S. E.)für Calibrirung 

 des Rheostatendrahts eingeschaltet, wenn das Ende 2' des Bügels 1'— 2' vom Napf 2' nach 

 3' verlegt wird. 



Zur Messung der Temperatur der Drähte in- und ausserhalb der Widerstandkasten und 

 beim Rheostaten dient ein in У 5 ° C. getheiltes Thermometer, das an einem Metallstativ be- 

 festigt ist und nach Bedürfniss bald zwischen den Widerstandskasten № 2805 und 2806 bald 

 zwischen den beiden andern aufgestellt wurde. 



Vis-à-vis dem Theilkreise к des Rheostaten in ungefähr 1 m. Abstand davon ist ein 

 Fernrohr zur Ablesung desselben, wie auch der linearen Scale mit Hülfe eines kleinen 

 schiefgestellten Spiegels darüber, aufgestellt, neben welchem sich einerseits zur Drehung der 

 Rheostaten-Walze der Griff der Holzstange h, anderseits das Fernrohr mit Scale zur Ablesung 

 der Bewegung des Magnetspiegels im Galvanometer befindet. Dieses zur Brücke gehörige 

 Galvanometer ist ein aperiodisches, von Siemens und Halske angefertigtes Spiegel- 

 galvanometer, wie es Hr. 0. Frölich beschrieben hat 3 ). 



Dasselbe besitzt auf beiden Rollen zusammen 32600 Windungen von 8480 S. E. Wider- 

 stand. Da die höchsten, mit der Brücke zu messenden Widerstände etwas über 100 S. E. be- 

 trugen, so wurden die beiden Rollen des Galvanometers nebeneinander geschaltet, so dass sie 

 nunmehr bloss 16300 Windungen mit einem innern Widerstand von 2120 S. E. repräsen- 

 tirten. 



Leider gestattete die Kürze der Vorbereitungszeit für meine Untersuchungen nicht, 

 Rollen von dickerem Draht und weniger Windungen zum Instrument anzufertigen, die un- 

 zweifelhaft noch bessere Resultate ergeben hätten. Indessen konnte man auch so bei den 

 kleinsten der zu messenden Widerstände noch sehr gut ein Auftreten eines Stroms im Galva- 

 nometer erkennen, wenn der Rhéostat um 0,001 Umdrehung fortbewegt wurde. ImUebrigen 

 eignet sich das Instrument Dank des geringen Trägheitsmoments und der aperiodischen Be- 



1) Es hätte hier mit Vortheil auch ein ähnlicher Um- 

 schalter, wie ihn Siemens und Dehrns benutzt haben 

 (Brix, Zeitschrift Jahrg. 15, p. 16, 18(38) benutzt werden 

 können. 



2) 0. Frölich, Die Lehre von der Electricität und dem 

 Magnetismus. II. Bd. von Zetzsche's Handbuch der electr. 

 Télégraphie. Berlin 1878, S. 390. 



