56 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



wegung seines Glockenraagnets ganz vorzüglich für diesen Gebrauch; es lässt sich damit 

 ausserordentlich rasch arbeiten. Auch hier betrug die Entfernung von Scale und Spiegel 

 etwas über 4 m. und beide Instrumente sowohl das Galvanometer als das Ablesefernrohr 

 waren je auf Granitpfeilern aufgestellt. 



Ein Tisch, welcher den Fernrohr-Pfeiler ohne Berührung desselben umgiebt, trägt un- 

 mittelbar rechts vom Fernrohr resp. von dem davor sitzenden Beobachterden Schliesser des 

 Batterie-Stromes und der Galvanometer-Leitung. Durch Niederdrücken einer Taste an die- 

 sem Apparat wird nämlich zuerst die Leitung BB zur Batterie durch Eintauchen der beiden 

 Enden eines an ihr befestigten Kupferbügels in zwei isolirte Quecksilbernäpfe darunter ge- 

 schlossen und gleich darauf, bei der weiteren Bewegung niederwärts verbindet ein zweiter, 

 vom Drehungspunkt entfernterer Bügel zwei andere Näpfe, welche in die Leitung zum 

 Galvanometer eingeschaltet sind. 



Neben dem Schliesser sind noch zwei, ebenfalls für die Hand des Beobachters leicht er- 

 reichbare Pohl'sche Stromwender, der eine in der Verlängerung des andern auf dem Tisch 

 festgeschraubt. Diese Stellung gestattet durch ein Holzstäbchen ihre beiden Wippen so zu ver- 

 kuppeln, dass beide immer zugleich umgelegt werden müssen. Die eine derselben kehrt den 

 Strom um, welcher die Wheatstone'sche Brücke durchfliesst, um des Auftreten thermoelectri- 

 scher Ströme in derselben durch einseitige Erwärmung resp. Abkühlung der Löthstellen ver- 

 schiedener Metalle in derselben zu vermeiden und der andere Gyrotrop hat zum Zweck, den 

 Strom im Galvanometer, der in Folge dessen auch umgekehrt wurde, zur Vermeidung von 

 Verwirrung über den Sinn der Ausschläge bei letzterm, wieder auf dieselbe Richtung zurück- 

 zubringen, indem er für sich nur den Strom im Galvanometer umkehrt. Ein an der Wippe 

 befestigter Draht mit Haken, der bis zum Schliesser hinreicht, ermöglicht es dem Beobach- 

 ter, vor jedem Niederdrücken des Tasters des letztem durch einen Stoss oder Zug jeweilen 

 die Doppel-Wippe umzuschlagen 1 ). 



Bei allen Widerstandsmessungen in Pawlowsk wurden ohne Ausnahme als Batterie 6, 

 voltaisch verbundene Meidinger'sche Elemente (Construction von Kayser und Schmidt in 

 Berlin mit Ballon 2 )) angewendet. Bei den Widerstandsmessungen in Petersburg, wo inzwischen 

 neu angefertigte Rollen von zusammen bloss 20 S. E. Widerstand beim aperiodischen Gal- 

 vanometer benutzt werden konnten, waren bloss 2 Leclanché Elemente nöthig. 



Fig. 2, Tafel V, zeigt, wie schon bemerkt, diejenige Anordnung der Wheatstone'schen 

 Brücke, wie sie bei unsern eigentlichen Bestimmungen des Ohm immer benutzt wurde. Der 

 durch die Tangenten-Boussole fliessende und durch die Drähte Tzur Brücke geleitete Stamm- 

 strom geht zunächst durch den obern Draht zum Quecksilbernapf 9 und von dazu 10, wo 



1) Für die im Verfolg zu erwähnenden Widerstands- 

 messungen in Petersburg habe ich zu demselben Zweck 

 einen neuen Stromschliesser construiren lassen, bei wel- 

 chem zwei Tasten angebracht sind; das Niederdrücken 

 der einen lässt den Strom in Brücke und Galvanometer 



im einen Sinne circuliren, während die andere denselben 

 in beiden zugleich umkehrt, also wieder im Galvanometer 

 einen gleich gerichteten Strom liefert. 



2) G. Wiedemann, Lehre von der Electricität I. S. 763. 



