Widerstands -Einheit in absolutem electeomagnetischen Maasse. 57 



die Verzweigung stattfindet; der andere Draht führt zum Napf 9 und steht durch einen 

 Kupferbügel mit der zweiten Verzweigungsstelle im Napf 1 2 in Verbindung. Den einen kür- 

 zern Zweig, den Shunt-Zweig, bilden nämlich die beiden starken von 1 0 und 1 2 zu den Näpfen 

 13 und 14 führenden Kupferdrähte und zwischen diesen ein, auf einen Holzcylinder in einer 

 weiten Spirale aufgewickelter, blanker Neusilberdraht S von 1,245 S. E. Widerstand, der an 

 zwei dicke Kupferdrähte angelöthet ist. Der andere Zweig geht von 12 zum Napf 16, dann 

 zum Multiplikator vermittelst der Drähte kommt von da zum Napf 1 5 zurück, tritt dann 

 in den Widerstandskasten № 2806 ein und endigt durch die Leitung über den Napf 4 in dem 

 Verzweigungsnäpfchen 10. Dass hierbei der dritte vom Napf 11 ausgehende und zu 5 füh- 

 rende Draht keine störende Ableitung bewirken kann, wird sofort klar, wenn man bedenkt, 

 dass sowohl die Batterie- (B) als die Galvanometer-Leitung (Cr) zur Zeit nicht geschlos- 

 sen ist. 



Die Veränderungen, welche beim Uebergang von der Anordnung in Fig. 1 zu der in 

 Fig. 2 vorzunehmen sind, bestehen, ausser der Hinzufügung der neuen Bügel und Näpfe, 

 bloss darin, dass der Draht 5 — № 2806 II entfernt, dafür II mit 15 und 5 mit 11 ver- 

 bunden wird und dass die Verbindung von 1 mit 4 aufgehoben und sei es direct oder über 

 2 eine Verbindung von 1 bloss mit dem zur Mitte hingerückten Napf 3 hergestellt wird. 



Nach erfolgter Ausführung der Ablenkungsbeobachtungen am Multiplikator und an 

 der Tangenten - Boussole wird sofort die Disposition Fig. 2 in die von Fig. 3 verwandelt, 

 um den Widerstand des Shunt-Zweiges nach der Gauss'schen Methode zu messen. Durch 

 Umlegen des Bügels 9 — 10 von 10 nach 3 wird derselbe in den Zweig 3 der Wheatstone- 

 schen Brücke eingeschaltet und die Verbindung mit der Tangentcn-Boussole unterbrochen 

 sowie durch Umlegen des Bügels 4 — 10 von 10 nach 8 der Multiplikatorzweig unterbro- 

 chen. Aus der Fig. 3 ist ersichtlich, dass hierbei in den Verzweigungsnäpfen 10 und 12 

 durchaus nichts geändert wird, also auch keine Veränderung des Widerstandes des Shunt- 

 Zweiges erfolgen kann. — Der Brückenzweig 3 enthält bei dieser Beobachtung ausser dem 

 Shunt-Zweig 10 — 13— s — 14—12 noch die Leiterstücke Rhéostat — 1 — 3 — 10 

 und 12 — 11 — 5; wir werden somit den Widerstand des erstem für sich erhalten, wenn 

 wir eine zweite Beobachtung d. h. Ausgleichung der Widerstände machen, nachdem wir den 

 erstem aus dem Zweige 3 ausgeschaltet haben. Dies geschieht aber einfach dadurch, dass 

 wir den Bügel 11 — 12, wie es die punktirten Linien andeuten, von 11 nach 10 hin ein- 

 legen und damit dies geschehen könne , vorher den Bügel 8 — 1 0 von 10 weg nach 4 

 bringen. 



Ist so der Widersand des Shunt-Zweiges gefunden, so wird endlich der Multiplikator- 

 Zweig in den Zweig 3 der Brücke dadurch eingeführt, dass man, wie Fig. 4 es zeigt, durch 

 Umlegen des Bügels 10 — 13 von 13 nach 3' den Shunt-Zweig aus- und dafür durch Um- 

 legen des Bügels 10 — 8 von 8 nach 4 den Multiplikatorzweig einschaltet. Der Zweig 3 

 der Brücke enthält dann wieder ausser dem letztern, nämlich den Leitern 12 — 16 — M 

 — 15 — II Ш 2806 I — 4 — 10 noch die Leiterstücke R — 1 — 3 —10 und 12—11 



Mémoires do l'Âcad. lmn. des sciences. Vllme Ьѳгіе. g 



