58 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



— 5. Der crstere wird auch durch Umlegen des Bügels 11 — 12 von 1 2 nach 10, was ein 

 gleichzeitiges Umlegen von 10 — 3' von 10 nach 13 erheischt — siehe die punktirten Li- 

 nien — ausgeschaltet, so dass eine zweite Beobachtung bei dieser Anordnung wieder den 

 Werth des Multiplikatorzweiges für sich giebt. Schliesst man nach dieser Beobachtung durch 

 Stöpselung des Widerstandskastens Ш 2806 dessen Widerstände aus dem Multiplikator- 

 Zweige aus, so erhält man durch eine weitere Messung den Widerstand des Multipli- 

 kators sammt seiner Zuleitung zu den Verzweigungsstellen 10 und 1 2 ausgedrückt 

 in Siemens'schen Einheiten des Widerstandskastens № 2805 und endlich wird noch der Werth 

 der Zuleitungsdrähte gefunden, wenn man auch den Multiplikator dadurch ausschaltet, dass 

 man die S. 41 erwähnten Kupferbügel in den 4 Quecksilbernäpfen des Multiplikators so 

 umstellt, dass die Windungen des letztern in sich und ebenso für sich die beiden Enden 

 der Zuleitungsdrähte geschlossen werden. 



4. Disposition des Apparats. 



Die Untersuchungen wurden in dem mittlem kreuzförmigen Saal des eisenfreien Pavillons 

 für absolute magnetische Messungen im Observatorium in Pawlowsk ausgeführt, dessen 

 Grundriss in Tafel IV durch a, ß, y, 8 о, тс, p dargestellt wird (der östliche Theil des- 

 selben Л 5 г A ist in der linken Ecke gezeichnet). Mit Ausnahme der West-Seite а p, wo er 

 gegen ein anderes heizbares Zimmer und der Ost-Seite S г, wo er gegen den nicht heizbaren 

 Baum für Zeitbestimmungen und Declinationsmessungen stösst, ist er rings von dem Ofen 

 О mit dem Rauchkanal R und Ventilationskanal V — der linke Ofen ist in der Tafel weg- 

 gelassen — und den Corridor en G С und G' С umgeben, deren äussere Balkenwände W 

 erst die Hauswand repräsentiren. Die Pfeile im Luftheizungs - Ofen und Corridor 

 bezeichnen den Weg der Luft bei der Heizung, die schliesslich aus dem Innern des Saals 

 durch das Ventilationskamin V entweicht. Da der Saal überdies sein Licht hauptsäch- 

 lich durch die hohe Laterne о о о о über seiner Mitte empfängt, durch welche selbst beim 

 höchsten Sonnenstand die Strahlen derselben nicht direct in's Zimmer fallen können und 

 das Fenster im Süden bei Sonnenschein durch eine Store bedeckt wird, durch dasjenige im 

 Norden aber selbst im hohen Sommer keine Sonnen-Strahlen bis in den Saal gelangen kön- 

 nen, so lässt sich die Temperatur des Saales sehr constant erhalten. Bei einigen unserer 

 Messungsreihen variirte dieselbe im Laufe von 6 Stunden nur um 0°02. 



Im nördlichen Arm des Kreuzes, das nach dem astronomischen Meridian orientirt ist 

 (also auch nahe nach dem magnetischen wegen der zur Zeit geringen Declination in Paw- 

 lowsk: 0°46' westl.), steht auf dem Steintisch P der Multiplikator M. Oestlich und west- 

 lich davon tragen die an den Granitpfeilern p und p befestigten Holztische H und W die 

 Schienen a und a zur Auflegung des Ablenkungsmagnets, t und t' stellen die Thermo- 

 meter dar. 



Die Tangenten-Boussole T ist im südlichen Kreuzarm placirt, wo h das Kathetometer 



