Widerstands -Einheit in absolutem elektromagnetischen Maasse. 



59 



und m den Maassstab für die Durchmesserbestimmung repräsentiren. Diese beiden Appa- 

 rat-Theile wurden, weil sie eisenhaltig sind, jeweilen während der eigentlichen absoluten 

 Widerstands-Messungen entfernt. 



In der Mitte befinden sich die 4 Pfeiler mit den Ablesefernröhren L x bis L 4 , ihren 

 Scalen und den die Pfeiler ohne Berührung umgebenden Holztischen N x bis 2V 4 . 



Das Fernrohr L i dient zur Ablesung eines Hülfsbifilars HB, das im westlichen Kreuz- 

 arm auf dem Marmortisch Q Q aufgestellt ist und einen der neuen magnetischen Variations- 

 apparate darstellt, den Herr Edelmann in seiner Werkstätte nach meinen Angaben con- 

 struit, auch bereits in einer besondern Broschüre beschrieben hat l ). Dieses Instrument, 

 dessen compensirter Magnet ein magnetisches Moment von 10 7 . 1,366 besitzt, war anfäng- 

 lich besonders dafür bestimmt, während der Beobachtungen am Fernrohr L l zur Bestim- 

 mung der logarithmischen Décrémente sich versichern zu können, dass die Horizontal- 

 intensität des Erdmagnetismus sich nicht wesentlich verändert habe, wurde dann aber auch 

 zu einem Theil der correspondirenden Variationsbeobachtungen benutzt. 



Auf dem Pfeiler für das Fernrohr L 3 zur Beobachtung des Galvanometers G der Wheat- 

 stone'schen Brücke auf dem Granitpfeiler q im östlichen Kreuzarm ist auch daneben das 

 Fernrohr l zur Ablesung der Rheostaten-Scale der Wheatstone'schen Brücke W В aufge- 

 stellt. Der Handgriff des Holzstabes Ii zur Drehung resp. Einstellung der Rheostaten- 

 Walze ist links davon und der Schliesser s für Batteriestrom und Galvanometer sowie die 

 Doppel-Wippe g zur gleichzeitigen Umkehr des Stromes in Brücke und Galvanometer rechter 

 Hand placirt. Der Strom für die Wheatstone'sche Brücke wird durch die Drähte r / von der in 

 dem Cabinet Z aufgestellten Batterie В hergeleitet. Dort steht auch das einzelne Meidinger- 

 sche Elément!?', welches durch die Leitung r'r den Stammstrom für dieEmpfindlichkeitsbcstim- 

 mung des Multiplikators liefert. Der Strom geht zunächst durch den Widerstandskasten WK : 

 der zur Regulirung seiner Stärke dient, dann durch den ersten Gyrotropen g 1 , in welchem 

 seine Richtung für den ganzen weitern Verlauf gewechselt werden kann, von da fliesst er 

 zum Gyrotropen g n , der seine Richtung ausschliesslich in der, durch die Leitung и и damit 

 verbundenen Tangenten-Boussole umzukehren gestattet. Aus der Tangenten-Boussole zu- 

 rückkehrend geht dann der Stammstrom durch die Leitung и и' zur Wheatstone'schen 

 Brücke, wo er sich in den Shunt-Zweig und in den Multiplikatorzweig spaltet, und dann 

 von da wieder zum Gyrotrop g x zurückkehrt. Die Verbindung des Multiplikators mit der 

 Brücke bewerkstelligen zwei 4 mm dicke Kupferdrähte v v, welche, wie es die Tafel I zeigt, 

 in Tischhöhe an einem Holzgestell zwischen beiden befestigt sind, um ihnen annähernd die- 

 selbe Temperatur wie den Multiplikator- und Brücken-Drähten zu sichern. 



Auf den Tischen bei den Fernröhren L x und L 2 befinden sich die Beruhigungs- und 

 Ablenkungstaster \ und b 2 von ganz gleicher Einrichtung. Je nachdem man bei ihnen die 



1) M. Th. Edelmann, Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expeditionen im Jahre 1883. Braunschweig 

 bei F. Vieweg und Sohn, 1882, S. 10. 



8* 



