GO H. "Wild, Bestimmung des Werthes dee Siemens'schen 



eine oder andere von zwei Tasten niederdrückt, wird der Strom eines schwach-geladenen 

 Meidinger'schen Elements (sehr verdünnte Bittersalz-Lösung) in der einen oder andern 

 Richtung durch die erwähnten Nebendrähte beim Multiplikator resp. bei der Tangenten - 

 Boussole durchgeschickt. Die Stärke desselben ist dabei so bemessen, dass er bei beiden 

 Apparaten den Magnet bei constantem Schluss um 3 — 400 Scalentheile ablenkt. Nachdem 

 damit sehr rasch die grossen Schwingungen gedämpft sind, wird durch Verschiebung eines 

 Contact-Hebels ein grosser, durch eine dünne Säule Kupfervitriollösung zwischen Kupfer- 

 drähten gebildeter Widerstand eingeschaltet, so dass der Strom dann nur noch um ein Paar 

 Scalentheile den Magnet ablenkt und so der letztere mit dem Taster leicht zu vollkommener 

 Ruhe gebracht werden kann. Die Drahtleitungen für diese Beruhiger sind in der Tafel weg- 

 gelassen, um die Uebersichtlichkeit derselben nicht zu stören. 



Mitten unter der Laterne befindet sich endlich die Säule n, auf deren Holzplatte 3 

 electrische Taster 1, 2 und 3 angebracht sind. Der Taster 1, der übrigens durch eine bieg- 

 same Schnurleitung mit der festen Leitung verbunden ist und daher von dem, beim Fern- 

 rohr L x sitzenden Beobachter auch in die Hand genommen resp. vor sich hin auf den Tisch 

 iVj gelegt werden kann, dient dazu, electrische Glocken-Signale dem im unter- 

 irdischen Pavillon bei den magnetischen Variationsapparaten befindlichen 

 Beobachter zu geben behufs gleichzeitiger Ablesung der letztern. Der Taster 2 ge- 

 stattet ähnliche Glockensignale nach dem entfernten Hauptgebäude des Observa- 

 toriums zu geben, wo der Chronograph aufgestellt ist. Dieselben bezwecken hauptsächlich 

 einem dort befindlichen Gehülfen Zeichen zum Auslösen und Arretiren des Chronogra- 

 phen zu geben, wenn derselbe zur Beobachtung der Schwingungsdauer des Mag- 

 nets benutzt wird. Mit dem Hand-Taster 3 kann nämlich der Beobachter auf dem Chro- 

 nographen neben der Linie der Secunden-Marken durch die Uhr andere den Durchgängen 

 des Magnets durch die Gleichgewichtslage entsprechende Zeitzeichen markiren. Die Ströme 

 werden dabei durch unterirdische vieldrähtige Cabel nach den betreffenden Gebäuden 

 geleitet. 



III. Die Beobachtungen. 



Die zu beobachtenden Grössen zerfallen in solche, welche nur ein Mal, oder wenig- 

 stens, um allenfalls ihre С on stanz zu prüfen, nur einige Male zu bestimmen sind und solche, 

 deren Messung bei jeder vollständigen Bestimmung wiederzukehren hat. 



Zu den erstem, die wir zuerst mittheilen wollen, gehören : 1) die Bestimmung derCor- 

 rectionen der zu den Temperatur-Messungen benutzten Thermometer; 2) die Bestimmung 

 resp. Fixirung der verschiedenen Temperaturcoefficienten; 3) die Abmessung der Entfernun- 

 gen von Fernrohr und Scale beim Multiplikator für Bifilar und Unifilar desselben, sowie bei 

 der Tangenten -Boussole; 4) die Bestimmung der Empfindlichkeitscoefficienten beim Bifilar 

 und Unifilar des Multiplikators und den entsprechenden Variationsinstrumenten im unter- 

 irdischen magnetischen Pavillon und bei der Tangenten Boussole; 5) die Ermittlung der 



