Widerstands -Einheit in absolutem elektromagnetischen Maasse. 



61 



Torsionscoefficienten und 6) des Coefficienten wegen des Einflusses des Eisengehalts; 7) die 

 Bestimmung der Grösse L i. e. des Verhältnisses der Horizontal-Intensität im Multiplikator 

 und in der Tangenteh-Boussole; 8) die Vérification der Maassstäbe, welche zur Ausmessung 

 der Tangenten-Boussole und der Entfernung der beiden Magnete bei den Ablenkungsbeobach- 

 tungen benutzt wurden; 9) die Ausmessung der Tangenten -Boussole; 10) die Bestimmung 

 der Multiplikatorconstanten b; 11) die Vérification des Rheostatcndrahts und der Wider- 

 standskasten. 



Um bei diesen Messungen weder eine überflüssig grosse noch eine zu geringe Genauig- 

 keit obwalten zu lassen, hielt ich es für nothwendig, von vorne herein, die zu erstrebende 

 Genauigkeitsgrenze näher zu fixiren. Ich nehme an, es solle der absolute Widerstand W 

 des Multiplikators mit einer Sicherheit von 0,0001 seines Betrags bestimmt werden, so ist 

 also zu setzen: 



d ™= dt 0,0001. 



Aus der Gleichung (29) in der angenäherten Form: 



c 2 



W = X 



T 0 cotg g Л 



wo : — X gesetzt worden ist, ergibt sich aber durch Differentiation mit Rücksicht auf 

 obigen Werth von ^ als Genauigkeitsanforderungen an die einzelnen Bestimmungen: 



Ç =^s=£=± 0,0001, 



und 



d -ß = -JL- = ± 0,00005. 



С sin 2z ' 



Wirken alle diese Fehler zusammen auf das Resultat ein, so würde dieses nach den 

 Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem mittleren Fehler von^= ± 0,00022 

 behaftet sein. 



Nach den vorstehenden Fehlergrenzen der Hauptfactoren werden dann diejenigen der 

 in ihnen enthaltenen Bestimmungsgrössen zu bemessen sein. 



1 . Correctionen der Thermometer. 



Der zulässige Fehler in der Temperaturbestimmung und damit also auch in der Er- 

 mittlung der Correctionen der Thermometer richtet sich nach der Grösse'der Factoren in den 

 von der Temperatur abhängigen Correctionsgliedern. Die grössten dieser Factoren sind der 

 Temperatur-Coefficient des electrischen Leitungsvermögens des Multiplikatordrahts: ^der- 

 jenige des Stabmagnetismus: [л, der kubische Ausdehnungscoefficient des Maassstabes zur 



6 



