64 



H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



Bifilar des Multiplikators sammt Notirung der Temperatur im letztern und Hess gleichzeitig 

 nach electrischen Signalen durch einen Beobachter im unterirdischen Pavillon am erwähnten 

 Bifilar-Magnetometer correspondirende Ablesungen mit Notirung der Temperatur machen. 



Nachstehend gebe ich die so erhaltenen Daten, wobei aus den 3 aufeinanderfolgenden 

 Lesungen jeweilen bereits die Mittel genommen und die Temperaturen corrigirt sind: 



Bifilare 



im: 



hölzernen Pavillon 



unterird. Pavillon. 



1883 



Zeit 



Scale 

 n 



Temp. 



' t 



Scale 

 n' 



Temp. 

 V 



Reducirt 

 auf 2l°0 

 n' 



August 25. 



0*3 7"p. 



522,9 



20?26 



316,8 



20?9 



316,7 





2 23 p. 



528,1 



20,22 



318,5 



21,0 



318,5 



» 26. 



3 16 p. 



542,1 



17,96 



318,9 



21,1 



318,9 





4 42 p. 



542,8 



17,96 



318,9 



21,3 



319,3 



» 27. 



11 1 a. 



515,0 



17,70 



307,8 



21,3 



308,2 





4 24 p. 



541,4 



17,66 



317,9 



21,3 



318,3 



» 29. 



10 53 a. 



505,3 



21,72 



312,7 



21,3 



313,1 





2 35 p. 



520,9 



21,84 



318,7 



21,3 



319,1 



Führt man die sub 4 ermittelten Wcrthe der Empfindlichkeitscoefticienten 1c und 1c in 

 die Gleichung ein und setzt nach dem Vorigen: 



S -+- S' — л = 0,000033, 



so ergibt die Combination je zweier correspondirender Beobachtungen bei fallender und eben- 

 solcher bei steigender Temperatur folgende Werthe: 



Mittel 



= 0,000646 \ л ллпй/to« S bei fallender Temperatur 

 0,000639 / U»WUb4-ö <j Temp.-Diff. 2°3 



{jl = 0,000627 i ЛПЛС1ПК / bei steigender Temperatur 

 0,000612 / ° ) 000b1 ^ \ Temp.-Diff. 4?1 



Das Gesammt Mittel: 



= 0,000631 ± 0,000011 (II) 



ist also nahe 10 Male genauer, als verlangt wird 1 ). 



In den Correctionsgliedern mit absoluten Temperaturen kommen die Coefficienten m' 

 und 3 m vor, die sich beide auf die Ausdehnung der bei der Ausmessung der Tangenten- 

 Boussole und der Entfernung E der Magnete bei den Ablenkungsbeobachtungen benutzten 

 Maassstäbe beziehen. Diese Maassstäbe bestanden bei unsern Messungen beide aus Messing, so 



1) In ganz entsprechender Weise habe ich auch den I stimmt und gefunden, dass [i'= 0,000320 sei, also der Ma- 

 Temperatur - Coefficienten ja' des Hülfsbifilars H.B Ье- | gnet keineswegs ganz compensirt sei. 



