H. Wild, Bestimmung des Werthes der Siemens'schen 



Nun war bei unsern Beobachtungen in runder Zahl: 



s a = 46° und Ç höchstens = 14'; 

 es wird also im Maximum sein dürfen: 



da = ± 0,00043. 



Der Torsionscoefficient Ѳ' bei der Tangenten-Boussole wie der Coefficient 

 Ѳ" bei dem Unifilar des Multiplikators sind zwar bei jeder Beobachtungsserie jeweilen 

 gemessen worden. Dieselben haben sich indessen während der ganzen Zeit als so wenig 

 veränderlich ergeben, dass sie als constant zu betrachten resp. ihre Mittelwerthe für alle 

 Beobachtungen ohne Unterschied zu verwerthen sind. Man fand nämlich für je 360° Drehung 

 des obern Faden-Endes nach der einen und andern Seite im Mittel beider folgende Ablen- 

 kungen des Magnets aus dem magnetischen Meridian in Scalentheilen: 



Datum 



Tangenten-Boussole 



Unifilar 



7. Juli 



10,50 



22,50 



12. » 



11,00 



22,95 



13. » 



11,05 



22,90 



21. Juli 



11,30 



23,25 



22. » 



10,60 



23,15 



26. » 



11,50 



22,90 



3. August 



12,25 



23,15 



4. » 



12,50 



23,20 



5. » 



12,05 



23,15 



10. » 



12,15 



23,15 



11. 



12,15 



23,30 



13. » 



12,15 



23,10 



Nehmen wir für die Werthe vom 21. Juli an, wo die eigentlich brauchbaren Messun- 

 gen begannen, das Mittel, so ist also: 



Д' = 11, 8 ± 1, 0 = 5' 2" ± 26" Tang.-Boussole 

 A"= 23, 1 ± 0, 2 = 9' 51" ± 5" Ünifilar-Mult. 



Diese Werthe in Gleichung (8') eingesetzt ergeben schliesslich: 



0' = 0,000231 ± 0,000023 Tang.-Boussole \ „ 

 0" = 0,000454 ± 0,000005 Ünifilar-Mult. | 



Da hier ± 0,000023 und ± 0,000005 nicht die mittlem, sondern die Abweichun- 



