W IDEESTANDS -EINHEIT IN ABSOLUTEM ELECTEOMAGNETISCHEN MAASSE. 



73 



gen der Extreme bedeuten, so ist unmittelbar ersichtlich, dass die Genauigkeit dieser Mit- 

 telwerthe eine ganz überflüssig grosse ist. 



6. Coefficient wegen Eisengehalt. 



Der Coefficient f" wegen Eisengehalt des Multiplikators ist für das Unifilar desselben 

 einfach nach der durch Gleichung (14') definirten Methode bestimmt worden. Für Dre- 

 hungen des Multiplikators um 3° 30' nach der einen und andern Seite ergaben sich zu ver- 

 schiedenen Zeiten unter Elimination der Declinationsvariationen vermittelst gleichzeitiger 

 Ablesungen am Galvanometer der Wheatstone'schen Brücke folgende Ablenkungen tq: 



Mittel: 



7. Juli 



0*80 ) 



25. » 



0,90 



3. August 



0,87 



3. » 



0,88 



4. » 



0,90 



5. » 



0,85 



13. » 



0,90 



0,87 ± 0,03 Scalentheile 

 == 22;'3 ± 0'8. 



Hieraus folgt nach (41'): 



f— 0,001773 ± 0,000064 (X) 



Der Fehler von f" ist also wenig grösser als die Hälfte des zu tolerirenden, da f" in 

 dem Ausdruck für X (S. 61) bloss in einem Factor der Form: (1 f") comparirt. 



Der Coefficient f beim Bifilar des Multiplikators bestimmt sich in ähnlicher "Weise 

 nach Formel (41), die für Ç" = 0 identisch mit (14') wird, wenn man wie dort S = 3° 30' 

 oder 12600" macht. Der Drehungswinkel ä des Multiplikators konnte aber hier vermittelst 

 des an ihm befestigten Spiegels genauer als durch blosse Ablesung am Horizontalkreis wie 

 im vorigen Fall bestimmt werden. Aus vier zu verschiedenen Zeiten angestellten Messungen 

 ergaben sich zunächst in Scalentheilen unmittelbar folgende Werthe : 





э 



<p" 



n" 



n a 



z a 



20. Juni 



510,0 



2,29 



511,1 



527,0 



47°20'10" 



4. August 



496,7 



2,20 



508,4 



522,0 



46 4 40 



5. » 



500,5 



2,30 



499,1 



526,1 



46 5 0 



13. » 



508,7 



2,26 



507,8 



526,2 



46 5 25 



wo n" die Scalenablesung am Bifilar zur Zeit der Beobachtung bei symmetrischer Stellung 

 des Multiplikators und n a diejenige zur Zeit der Einrichtung des Bifilars resp. der Bestim- 

 mung seines Torsionswinkels z a darstellen. Mit Benutzung der sub 3 erwähnten Tafel und 

 berücksichtigend, dass: 



Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences, VHme Öerie. ly 



